Ueber das Wesen der Kohlenoxydvergiftung. 73 



Aortencompression die systolischen Erhebungen 3 — 5 Mal höher 

 und dabei steiler , also rascher werden , als die normalen , so 

 sind die günstigsten Bedingungen gegeben zur Entstehung der 

 Nachschwingungen im Hg-Manometer , folglich auch falscher 

 Wellen. Obwohl ich nie so starke Verlangsamung des Pulses 

 bekam, dass die Pulszahl auf 120 Schläge in 1' herabgesunken 

 wäre, das heisst, dass jedenfalls mehr als zwei Schläge für jede 

 Secunde ausfielen: dafür aber geschah es manchmal, dass die 

 Aortencompression zuerst eine augenscheinliche Pulsverlangsa- 

 mung hervorbrachte , dann aber eine solche Irregularität des 

 Pulses zu Stande kam, dass nach 4 — 5 raschen Puls wellen eine 

 1" lauge, durch langsamere und tief hinuntergehende Diastole 

 bedingte Pulswelle erschien, und mehrere solcher Pulsreihen 

 neben einander sich zeigten, so dass für den 5" Zeitraum je- 

 denfalls eine Pulsverlangsarnung sich gestaltete. Dieser Um- 

 stand würde möglicherweise auf dem Hg-Manometer falsche 

 Wellen geben, sogar wenn die Nachschwingungen nicht länger 

 als eine halbe Secunde dauerten, obwohl nach Ludwig und 

 Thiry keine Möglichkeit für diese Fehlerquelle bei ihrer Puls- 

 zählung vorhanden gewesen sein soll. 1 ) Jedenfalls bietet in 

 dieser Beziehung die Registrirung der Pulse vermittelst eines 

 elastischen Manometers, wie es scheint, ein ganz sicheres und 

 vielleicht einzig genaues Mittel für die richtige Pulszählung. 

 Selbstverständlich muss die Trommel einen möglichst regelmäs- 

 sigen Gang haben. Die lineare Trommelcircumferenz betrug in 

 unserem Kymographion 300 Mm. Die Laufgeschwindigkeit 30, 

 45, 60" je nach der Belastung, also 10, 6 2 / 3 , 5 Mm. in 1". 

 Die Mehrzahl der Curven wurde bei einer Geschwindigkeit von 

 6,66 Mm. in 1" gezeichnet. Die Pulszahl wurde gerade auf 

 dem 5" entsprechenden Räume auf der Curve abgelesen. Das 

 elastische Manometer muss natürlich, was die Registrirung des 

 Druckes betrifft, mit einem Hg-Manometer verglichen werden. 

 Das Instrument im Züricher Laboratorium war so eingestellt, 



1) Verff. gestehen aber selbst, dass eine grosse Unregelmässigkeit 

 des Pulses als eine sehr häufige Erscheinung in ihren Versuchen ein- 

 trat, und zwar grosse Pausen (verlängerte Diastolen) oft vorhanden 

 waren. 



