Untersuch, über die Natur des elektroton. Zustandes u. s. w. 599 



weder in auf- oder absteigender Richtung geschlossen ist? 

 Gleichzeitig knüpft sich hieran die weitere Frage, wie sich die 

 negative Schwankung verhält, wenn die Reizung des Nerven 

 oberhalb der Pole des constanten Stromes angebracht wird und 

 wenn die intrapolare Strecke gereizt wird. 



Um diese Fragen auf experimentellem Wege zu lösen, be- 

 diente ich mich derjenigen Vorrichtungen, welche von duBois- 

 Reymond zum Zwecke elektrophysiologischer Versuche ange- 

 geben sind. 



Der Nerven ström wurde abgeleitet mit Hülfe der amalga- 

 mirten Zinkgefässe, in denen sich die mit Zinkvitriollösung ge- 

 tränkten Bäusche befanden, die mit Thonschildern versehen 

 waren. Später benutzte ich hierzu die bequemere Form unpo- 

 larisirbarer Elektroden, nämlich die sog. Thonstiefel-Elektroden. 



Den Nervenstrom beobachtete ich mit Hülfe eines Spiegel- 

 galvanometers, das sich im hiesigen physiologischen Laborato- 

 rium befindet. Dasselbe ist ein Mey erste in'sches, hat sich 

 aber in seiner ursprünglichen Form zu messenden Versuchen 

 als unbrauchbar erwiesen, weil es nicht möglich ist, den Mag- 

 net auch nur für einen Augenblick in Ruhe zu bringen. Die 

 kurze Aufhängung des Magnetes, und der Messingbügel, an 

 welchem der Magnet sitzt, veranlassen bei den geringsten Er- 

 schütterungen von der Strasse her ein ewiges Tanzen und 

 Schwingen des Spiegels, so dass es nicht möglich ist, kleine 

 Ablenkungen mit Sicherheit zu beobachten. Ich entfernte daher 

 die zum Astasiren bestimmten Magnete gänzlich und gab dem 

 Magneten des Galvanometers eine hohe Aufhängung von l l J 3 Me- 

 ter Länge. In dieser Entfernung über dem Galvanometer wurde 

 ein eiserner Pflock in die Wand eingeschlagen und an diesem 

 die Aufhängeschraube befestigt. Von hier herab hing an einem 

 ungetheilten Coconfaden der Spiegel nebst Magnet des Galvano- 

 meters. Auf diese Weise war die Einwirkung von Erschütte- 

 rungen fast gänzlich vermieden, und der Faden des Fernrohrs 

 stand ohne Schwanken fest auf dem Nullpunkte der Scala ein. 

 Die beiden letzteren befanden sich vom Galvanometer in einer 

 Entfernung von 2»/ 4 Meter. 



In den ersten Versuchen bediente ich mich eines astatischen 



