600 Dr. J. Bernstein: 



Magnetpaars, späterhin benatzte ich nur einen einfachen Mag- 

 net und zwar aus dem Grunde, weil es bei den nachfolgenden 

 Versuchen darauf ankam, dass der Magnet nach jedesmaliger Ab- 

 lenkung schnell wieder zur Ruhe kam, um die Versuche schnell 

 hintereinander machen zu können. Er durfte also keine lange 

 Schwingungsdauer haben, was beim Astasiren immer eintritt. 

 Allerdings büsst hierdurch das Instrument an Empfindlichkeit 

 ein, dafür können aber die minimalsten Ablenkungen mit grosser 

 Sicherheit beobachtet werden. Bei dieser Einrichtung giebt der 

 Nervenstrom von Längsschnitt und Querschnitt bei 5 Mm. ab- 

 geleiteter Nervenlänge ca. 20 Scalentheile Ablenkung. Ist da- 

 gegen das astatische Magnetpaar eingehängt, so erhalte ich un- 

 gefähr 150 sc Ablenkung. 



In dem oben angegebenen Versuche handelt es sich darum, 

 zwei aufeinander folgende negative Schwankungen ihrer Stärke 

 nach mit einander zu vergleichen. Dies ist nur dann ausführ- 

 bar, wenn in beiden Beobachtungen der Magnet vorher dieselbe 

 Lage einnimmt. Denn erstens nimmt seine Empfindlichkeit mit 

 der Entfernung vom Nullpunkte ab (was bei den kleinen Ab- 

 lenkungen eines Spiegelgalvanometers wenig ausmacht), zweitens 

 aber hängt die Stärke des Rückschwunges, der bei der nega- 

 tiven Schwankung eintritt, wesentlich von der Entfernung vom 

 Nullpunkte ab. Wenn man also die Grösse zweier Ausschläge 

 vergleichen will, so müssen dieselben von ein und demselben 

 Punkte ausgehen und dies geschieht am Besten, wenn man den 

 Magnet durch einen entgegengesetzten Strom vorher auf den 

 Nullpunkt zurückbringt. 



In allen folgenden Versuchen bediente ich mich daher der 

 von du Bois-Reymond angegebenen Methode der Compen- 

 sation nach dem Princip der Nebenschliessung. Zu diesem 

 Zwecke benutzte ich als Rheochord einen 5 Fuss langen und 

 2 Mm. dicken Kupferdraht, der in Fig. 1 durch K K' angedeu- 

 tet ist. Seine Enden K und K' sind mit den Polen eines Da- 

 niells d verbunden, K ist ferner mit dem Bausch verbunden, der 

 dem Querschnitt q auliegt, und ausserdem geht ein Drath g s vom 

 Galvanometer zum Compensationsrheochord, an welchem derselbe 

 verschiebbar angebracht ist. Die Strömungrichtung ist derart, 



