Zur Methode der Flammen-Tachographie. 23 



I. Ich begann damit, eine Reihe von Versuchen zu wiederholen, die 

 vor mir schon von Hrn. Dr. Thoma angestellt worden waren, deren 

 Anstellung mit vollkommeneren Hülfsmitteln aber wünschenswerth erschien, 

 Versuche, die zur Aufgabe hatten, die Abhängigkeit zu ermitteln, in 

 welcher die Höhe der sichtbaren Gasflammen von den verschiedenen sie 

 beeinflussenden Factoren steht, in erster Linie von der Geschwindigkeit der 

 Gasausströmung, sodann von der Grösse der Brenneröffnung, aus der das 

 Gas ausströmt, endlich von der Beschaffenheit des Schutzcy linders , in 

 welchem die Flamme brennt. 



Ich konnte zu diesen Versuchen einen nach den Angaben von Prof. 

 Voit construirten sogenannten Experimentir-Gasmesser benutzen, der vom 

 •Münchener Gaswerk bezogen war. Es wurde demgemäss in allen Fällen 

 so verfahren, dass die zu beobachtende Flamme während längerer Zeit 

 auf einer bestimmten Höhe erhalten und an der Gasuhr der hierbei statt- 

 gefundene Gasverbrauch abgelesen wurde. Eine vorgängige (im Wesent- 

 lichen nach den Vorschriften von Voit^ ausgeführte) Prüfung des Gas- 

 messers hatte ergeben, dass die Angaben desselben für den hier verfolgten 

 Zweck hinlänglich genau waren. (Die Fehler überstiegen nicht 3 • 6 Procent 

 und betrugen im Durchschnitt 1-47 Procent. Dabei hatten die Strömungen 

 zwischen 1 • 3 ^"^^^ per Secunde und 64 • 5 '^^'^ per Secunde gewechselt.) 



Die Versuche gewannen ausserdem in hohem Grade sowohl an Ein- 

 fachheit als auch an Sicherheit durch die Benutzung eines Eist er 'sehen 

 Gasregulators. Nachdem ein solcher vor der Flamme eingeschaltet war, 

 konnte auch bei Speisung aus der allgemeinen Gasleitung die Beobachtung 

 meist stundenlang fortgesetzt werden, ohne dass jemals eine plötzliche 

 Schwankung oder allmähliche Veränderung der Flammenhöhe bemerkbar 

 geworden wäre. Die im Anfang des Versuchs hergestellte Kegulirung der 

 Widerstände konnte also dauernd dieselbe bleiben. 



Mit diesen Vorrichtungen ist nun die Ermittelung der in Rede 

 stehenden Abhängigkeiten eine ungemein einfache Aufgabe. lieber die 

 Ergebnisse dieser Untersuchungen sei hier das Folgende mitgetheilt. 



1. Bei steigendem Gasverbrauch wachsen die (sichtbaren) Flammen- 

 höhen nicht dem Gasverbrauch proportional, sondern etwas schneller. 

 Bezeichnet also F die Flammenhöhe, G die Zahl der in der Secunde 



verbrennenden Cubikcentimeter Gas, so wird der Quotient -^ mit steigender 



Flammenhöhe etwas kleiner. 



Als Beleg hierfür mögen die folgenden Tabellen 1 — 4 dienen. 



* Zeitschrift für Biologie. Bd. XI. 



