8 J. V. KßiEs: 



also bei den TJeberlastimgszuckimgen ins Spiel. Die untere hindert die 

 Verkürzung, functionirt alsu bei den Anschlagszuckungen. Die Verschiebung 

 der Querarme auf ihren Säulen gestattet eine grobe, die Schrauben eine 

 feine Einstellung beider Anschläge. Auch kann natürlich jeder derselben 

 leicht ganz ausser Function gesetzt werden. 



Was die Einrichtung des Spannungsschreibers anlangt, su war diesellje 

 zumeist die in der Fig. 1 dargestellte. Es befand sich an der Axe der 

 Hebel A^, welcher gegen die Uhrfeder / arbeitet und dieselbe biegt. Auf 

 den nach der entgegengesetzten Seite gerichteten Vorsprung A wurde in 

 gleicher Weise wie beim Verkürzungsschreiber ein Grashalm mit Federpose 

 befestigt. Neben der Uhrfeder kamen gelegentlich auch noch andere 

 elastische Apparate zur Verwendung, deren Verknüpfung mit dem Hebel 

 dann auch eine andere war. Da es unter allen Umständen schwierig ist, 

 den Spannungsverlauf isometrischer Zuckungen ganz ohne Einmischung von 

 Eigenschwingungen des Apparates aufzuzeichnen, so erschien die obige 

 Einrichtung, bei welcher das Schleifen der Feder auf dem Hebel eine 

 leichte Dämpfung bewirkt, vortheilhafter, als die Vermeidung dieser Reibung 

 z. B. dadurch, dass der Hebel unter Vermittelung eines Fadens an der 

 Feder zieht. Zuweilen wurde sogar die Reibung absichthch noch etwas 

 verstärkt, indem auf die Axe eine kleine Scheibe gesetzt wurde, gegen 

 welche eine andere Uhrfeder f andrückte. Vgl. hierüber die genaueren 

 Mittheilungen in der Dissertation des Hrn. Rheinbold.^ 



In Bezug auf das Myographion ist ferner noch des Arrangements der 

 Lasten kurz Erwähnung zu thun. Für Anschlagszuckungen und massige 

 Belastungen lag kein Grund vor, an dem ursprünglich von Fick zur Er- 

 zielung isotonischer Zuckungen benützten Verfahren etwas zu ändern; es 

 genügt das an einem um die Axe geschlungenen Faden ziehende Gewicht. 

 Für die hier beabsichtigten in ihrem Mittelstück isotonisch zu haltenden 

 Ueberlastungszuckungen reicht aber dies Verfahren nicht aus, weil man 

 sehr starke Züge (200— 300 &™ am Muskel) nöthig hat und nicht wohl so 

 gewaltige Gewichte (bis nahe ö^'^'^) an die Axe des Myographions hängen 

 kann. Es wurde deshalb hier der elastische Zug von Gummistreifen benutzt, 

 welche in gleichem Abstände von der Axe wie der Muskel selbst (an dem 

 Häkchen g der Fig. 1) angriffen. Allerdings hegt es ja in der Natur der 

 Sache, dass beim Stattfinden einer Verkürzung die Fäden gedehnt werden, 

 ihre Spannung und der auf den Muskel ausgeübte Zug also mehr oder 

 weniger wächst. Nimmt man indessen die Fäden sehr lang (bis 50 '^™), 

 so ist diese Veränderung bei den kleinen Excursionen des Muskels sehr 

 geringfügig. 



^ M. Eheinbold. Zur Mechanik der Muskelzuckung. hiaugural-Dlssertation. 

 Preiburg 1892. 



