Übee den Hautsinn. 307 



hergestellte und dem Berliner Institut übersendete Chronoskop von vorn- 

 herein keinen derartigen Fehler, sondern eine wirkliche Tausendstel- 

 feder enthält, dafür habe ich mich auf die sorgfältige Herstellung in 

 der Fabrik verlassen. Endlich kann und wird eine Schwankung resultiren 

 aus dem Unterschiede zwischen der wechselnden Anziehungszeit des Ankers 

 durch den Elektromagnet und der Abreissungszeit durch die Hebelfeder. 

 Insbesondere da die Stromstärke nie auf gleicher Höhe bleibt, werden 

 Veränderungen unterlaufen müssen; sie werden sich aber durch geeignete 

 Abstufung der Stromstärke und häufigen Wechsel der Stromrichtung ver- 

 meiden lassen, sobald man nur durch irgend ein Mittel die erwähnten 

 Schwankungen entdecken kann. 



Zu diesem Zwecke bedient man sich häufig des Hipp 'sehen Fallappa- 

 rates. Bekanntlich leidet er jedoch an so empfindlichen Mängeln, dass 

 man ihn zur ISToth nur benutzen kann, indem man jedes Mal drei Versuche 

 mit ihm vornimmt: nämlich zwei Höhenbestimmungen und eine Differenz- 

 bestimmung. Mit dem Lan ge 'sehen Controlhammer ^ steht es auch nicht 

 viel besser. Unter solchen Umständen zog ich es vor, mir ein eigenes Instru- 

 ment herzustellen, indem ich auf Anregung des Hrn. Prof. Munk und mit 

 Hülfe des ausgezeichneten Berliner Mechanikers Hrn. J. Pfeil den Siemens- 

 Pflüger' sehen Fallhammer umgestaltete. Die bei ihm angebrachte elektro- 

 magnetische Auslösung und der Quecksilbercontact sind freiüch nicht zu 

 gebrauchen: der Elektromagnet setzt dieselben Fehler, die wir vermeiden 

 wollen, und der Quecksilbercontact ist wegen der schwankenden Höhe der 

 Oberfläche u. dgl. m. zu ungenau. Da der Hammer nicht, wie sonst, dazu 

 zu dienen hatte, gleichmässige Schliessungen und Oeffnungen herzustellen, 

 sondern seine stets sich gleichbleibende Fallzeit ein Controlmaass abgeben 

 sollte, so war es nöthig, erstens unten einen sicheren Hebelschluss und 

 zweitens oben einen Contact anzubringen, welchen der Hammerknopf in 

 gehobener Stellung bildete und der mit Beginn des Falles gelöst wurde. 

 Das Letztere ist in ziemlich umständlicher Weise ausgeführt worden, um 

 dem Hammer seine sonstige Verwendbarkeit zu belassen. Der Hammer 

 wird durch einen isolirten Abzug gehalten und steht durch ein Platinblech 

 am Kopfe mit einer Schraube in Contact; wird der der Kopfunterseite genau 

 angepasste Abzug zurückgezogen, so fällt der Hammer und öffnet beim 

 Aufschlagen den Hebelcontact. Mittels Nebenschlusses wurde es erreicht, 

 dass der unten ruhende Hammer die Versuche in keiner Weise störte, je- 



1 Berger in Fhilos. Studien. II, 45 u. 93; Lange, Ebenda. IV, 482 if.; 

 Wundt, Ph. P.S-.3 II, 276. CattclTs Fallchronometer {Pliil. Studien, III, 97ff. u. 

 307 ff., wo jedoch die neue Einrichtung zur Aequiübrirung des Fallschirms durch ein 

 Gegengewicht nicht erwähnt wird) erscheint mir als wenig nützlich. 



20* 



