308 Max Dessoie: 



doch jeden Augenblick in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Die Verbin- 

 dung mit Element und Chrouoskop wird, denke ich, aus Fig. 3 hinreichend 

 klar werden, weil alle Nebensächlichkeiten, wie Stromwender u. dgl, fort- 

 gelassen sind; zur grösseren Deutlichkeit ist in einer Nebenzeichnung die 

 Ruhelage des Hammers angedeutet. Diese Einrichtung hat sich in jeder 

 Beziehung vortrefflich bewährt. Die Normalzeit des Falles betrug 80 rr , ^ 

 die mittlere YariatioD in zehn Hammerversuchen meist Ig, die grösste 

 beobachtete Abweichung 3 a, die leicht durch Verschiebung am ßheochord 

 ausgeglichen wurde. Nach je zehn Experimenten machte ich den Control- 

 versuch am Hammer. Ausser seiner Handlichkeit und Zuverlässigkeit — 

 beide werden durch isolirte Stellung und Filzunterlage erhöht — besitzt 

 unser Apparat den Vortheil, dass er unschwer aus dem in wohl allen ph}^- 

 siologischen Instituten vorhandenen Pflüger'schen Hammer hergerichtet 

 werden kann. Wollte man nach dem gleichen Principe ein neues Instru- 

 ment bauen ^ so würde es noch weit einfacher aussehen können. Ich ver- 

 weise jedoch zunächst auf den neuen im Wun dt' sehen Institut eingeführten 

 Hammer, dessen Prüfung bei einer mittleren Fallzeit von 630(7 die kleine 

 mittlere Variation 1 • 9 rr ergeben hat. 



Die zweite technische Aufgabe, die sich mir darbot, war die, einen 

 Reizapparat herzustellen, mit dem bequem an allen Körperstellen, in 

 wechselnder Ausdehnung und Stärke Berührungs-^ Kälte-, Wärme-, Schmerz- 

 Reize applicirt werden können. Die von v. Vintschgau^ und Gold- 

 scheider^ construirten und nur theilweise brauchbaren Apparate schienen 

 mir eine Combination zu erlauben, aus der das in Fig. 2 abgebildete In- 

 strument hervorgegangen ist. Ich nenne es „Sensibilometer". Zwei Messing- 

 schienen durchsetzen den isolirenden Holzgriff (/ und treten an dem einen 

 Ende mit den Verbindungsklemmen kk aus dem Heft heraus. Auf der 

 anderen vorderen Seite ragt die obere Schiene a um die ungefähre Länge 

 des Griffes aus diesem hervor und mündet vorn in ein Gabelscharnier, in 

 dem drehbar der Elfenbeinsperrhaken h sich bewegt. Die untere Schiene 

 dagegen endet unmittelbar am Heft mit der flachen, viereckigen Hülse b, 

 in die, mit einem entsprechenden Zapfen versehen, die flache dünne Stahl- 



^ Das Bedenken, dass eine Stromstärke, die für 80 a richtige Zeitwerthe liefert, 

 zu hohe Werthe giebt, wenn die zu messenden Zeiten beträchtlich länger sind, triff't 

 doch bloss bei einer Versucbsanordnung zu, wo während des Hammerfalles der Strom 

 in den Elektromagneten geschlossen ist. 



^ V. Vintschgau in Pflüger's Archiv. X, 4 u. XVI, 318. 



^ Goldscheider in Diesem Archiv. 1887. S. 428. — Die Hülfsmittel der später 

 zu nennenden übrigen Forscher sind gänzlich unzureichend. Hr. Prof. Münsterberg 

 macht mich darauf aufmerksam, dass in A. Remond's RecJierches exp. sur la duree 

 des actcs psychiquex les flus simples, Paris 1888 auf der Tafel nach S. 12 ein ähn- 

 liches Instrument abfcebildet ist. 



