Über den Haütsinn. 309 



feder c eingeschoben und durch einen Eajonettverschluss festgehalten ist. 

 An ihrem freien Ende legt sich die Stahlfeder mit leichtem Druck gegen 

 den Sperrhakeu, während sie in geringer Entfernung davun nach unten 

 den halbrunden Metallkopf d, nach oben einen Platinstift trägt. Zwischen 

 Kopf und Feder ist eine Asbestscheibe eingelegt. Dem Platinstift gegen- 

 über ist in einer Entfernung von • 5 ™™ die obere Schiene an ihrer unteren 

 Kante mit einem Platinplättchen versehen, so dass bei einem Druck auf 

 die Halbkugel d Stift und Plättchen sofort Contact bilden. — Dieser 

 Apparat bietet u. A. die Vortheile, dass die Feder — auch durch einen 

 steifen Arm mit Federanschlag ersetzbar — schnell herausgenommen und 

 wieder eingefügt werden kann, dass Kugeln verschiedener Grösse, wenn sie 

 nur gleiches Schraubengewinde haben, zu verwenden sind und dass vor- 

 eilige Stromschlüsse durch das nach unten ziehende Gewicht der Kugel 

 verhindert werden. Von dem cunstanten Fehler des Sensibilometers und 

 seiner Einfügung in den Stromkreis wird später die Rede sein. 



Neben dem Registrir- und dem Reizungsapparat kommt drittens noch 

 der Reactionsapparat in Frage. Den von mir construirten nenne ich 

 „Fingercontact" ; er ist in Fig. 1 skizzirt. Zwei dem vorderen Ende des 

 rechten Daumens und Zeigefingers augepasste 

 und daraufgeschobene Hartgummihülsen a a^ 

 werden je von einem etwas schmaleren Messing- 

 reifen b b^ umspannt, welcher un verschiebbar 

 festsitzt. An beiden Reifen treten, einander 

 zugekehrt, die Warzen cc^ hervor, von denen 

 die- eine (c) in eine mit Platin belöthete ebene 

 Fläche, die andere (c^) in einen Platinstift aus- 

 läuft. Fläche und Stift haben eine solche 

 Stellung zu einander, dass der Contact senk- 

 recht erfolgt. Zwei baumwollene, nicht dehn- 

 bare Bänder, von denen in der Figur nur das Fig- '• 

 obere, d, sichtbar ist, verbinden, parallel- 

 laufend, oben und unten beide Reifen, an denen sie durch Schräubchen 

 befestigt sind. Sie dienen dazu, Contactstift und -fläche bei geöffneter 

 Stellung in einer bestimmten Entfernung von einander zu halten und der 

 Oeffnungsbewegung einen festen Rückanschlag zu geben. Auf einer äusseren, 

 dem Contact abgekehrten Seite tragen schliesslich beide Reifen je eine Ver- 

 bindungsklemme kky 



Die Herstellung dieses neuen Reactionsmittels ist aus mehreren Grün- 

 den erfolgt. Die gebräuchlichen Taster ^ scheinen mir den Fehler einzu- 



^ Auch der Ewald 'sehe. Vgl. Dum reich er, Zur Messung der Reaotionszeit. 

 Dissertation. Strassburg 1889. S. 32. 



