Zur Fkage d. spec. Erregüngszeit d. motor. Nervenendigungen. 457 



ein seitlich angebrachtes isohrendes Rohr ragten zwei hakenförmige Platin- 

 drahtelektroden derart in das Innere des Mantels, dass der Nerv dicht bei 

 seinem Eintritt in den Muskel über sie gelegt, bez. gehängt werden konnte, 

 ohne sonst weder die Innenfläche des Mantels, noch den Muskel zu l)e- 

 röhren. Der Mantel diente gleichzeitig als feuchte Kammer. Um ihn 

 öffnen zu können, war er selbstverständlich zweitheilig mit Charnieren con- 

 struirt. Ein Gabelrohr verband ihn oben mit einer zuführenden Schlauch- 

 leitung, in welche ein Hahn zur Regulirung des Zuflusses und ein Thermo- 

 meter eingeschaltet waren. Das durch diese Leitung in den Zwischenraum 

 zwischen die Doppelwände gelangte Kühl- oder Heizwasser floss durch ein 

 zweites Gabelrohr unten ab. 



Beim parallelfaserigen Muskel habe ich von dieser Einrichtung keinen 

 Gebrauch gemacht. Der Muskel hing frei und der Nerv wurde in eine 

 mit zwei Elektrodenpaaren versehene feuchte Reizröhre gelegt. 



Zur directen Reizung des Muskels war eine Stromzuführung aus Gold- 

 litze zu dem unteren Sehnenhaken vorhanden, ausserdem ein Draht, welcher 

 den Muskelursprung am Femur umklammerte. Diese Einrichtung diente 

 zur directen Reizung des Gastroknemius in seiner ganzen Länge. Dem- 

 gegenüber habe ich zur localen Reizung zwei Paar Nadelelektroden gleich- 

 falls mit Zuleitung aus Goldlitze benutzt, und zwar beim Sartorius durch- 

 gehends, um die Bedingungen Hoisholt's zu wiederholen, und auch beim 

 Gastroknemius einige Male, mit denselben Resultaten, wie bei Reizung des 

 Muskels in seiner ganzen Länge. 



Eine Pohl' sehe Wippe ohne Kreuz gestattete den Inductionsöffnungs- 

 schlag entweder direct auf den Muskel oder auf den Nerven wirken zu 

 lassen; eine gleiche erlaubte die Veränderung der Reizstelle. Ein ein- 

 geschalteter Vorreiberschlüssel , sowie gehörige Isolirung des Knochens in 

 der Muskelklemme u. s. w., schloss nachgewiesenermaassen unipolare Ab- 

 gleichungen beim Nerven und beim Muskel aus. 



Zur Registrirung diente die Trommel eines Kymographions von 

 Baltzar und Schmidt, dessen Uhrwerk abgerückt war; statt dessen 

 diente ein kleiner Wassermotor von Möller und Blum (Patent Schal- 

 tenbrand und Möller) als bewegende Kraft, indem er durch eine Lauf- 

 schnur auf ein an der Welle der Trommel angebrachtes Rad wirkte. An 

 diesem letzteren waren zwei Stifte angebracht, welche einen in den pri- 

 mären Stromkreis eingeschalteten Contact bei jeder Umdrehung einmal 

 öffneten und wieder schlössen. Der Schliessungsschlag wurde durch einen 

 kurzschliessenden Schleifcontact abgeblendet. Diese Einrichtung war von 

 dem Institutsmechaniker Oehmke verfertigt. 



Da einerseits bei der Aufzeichnung einzelner Curven oder Curvenpaare 

 die Trommel jedesmal besonders durch Spannung der Laufschnur m- 



