Das Plateau des Kammbepülsbs. 7 



springende Muskel vvülste stark verengt; die Sonde, welche schon in Folge 

 der Krümmung der Arterien schwer in die Axe der Kammer zu bringen 

 ist, wird durch die Muskeln leicht ganz oder theilweise verlegt, wodurch 

 äusserst wechselnde Curvenbilder erhalten werden. Unter gleichen Be- 

 dingungen ist übrigens die Erzielung ungestörter Curven in der rechten 

 Kammer sicherer, was wohl damit zusammenhängt, dass an der schwachen 

 rechten Kammer unvollständige Entleerungen häufiger eintreten. 



Indessen zugegeben, dass die Lage der Sonde für die Gestalt von 

 Bedeutung ist, so wird man sich zweitens zu fragen haben, ob die spitzen 

 Curven der genaue Ausdruck des Kammerpulses sind. 



Von der Fähigkeit meines Tonographen. die beschriebene Pulsform 

 richtig zu zeichnen, habe ich mich auf zweierlei Weise überzeugt. Ich habe 

 einmal die Excursion des Tonographen durch Steigerung der elastischen 

 Widerstände so lange verkleinert, als dies mit der Leserlichkeit der Curven 

 verträgMch war, ohne eine Aenderung der Curvenform bemerken zu können. 

 Dadurch ist der Beweis geliefert, dass Trägheitsschwingungen in störendem 

 Umfange fehlen. Die Curven der rechten Kammer werden ihrer Kleinheit 

 wegen vor dem Verdachte der Entstellung gesicherter sein und dürften 

 sich zur Entscheidung der Frage empfehlen. 



Zweitens habe ich dem Apparate Bewegungen aufgezwungen von gleicher 

 Art wie die geforderten und gefunden, dass er dieselben ohne irgend merk- 

 liche Abweichung zu zeichnen im Stande ist. Ich unterlasse die Beschrei- 

 bung der hiezu dienenden Einrichtung, weil dieselbe in meinem Pulsbuche 

 ausführlich geschildert ist. Als Belege für die Leistungsfähigkeit des 

 Apparates betrachte man die Figg. 24 und 25 (S. 8). In jeder sind 

 unten die Bewegungen des mit der Hand geführten Hebels, oben 

 die Curven des Tonographen geschrieben. Man sieht, dass die Curven 

 durchaus einander ähnlich sind;^ Congruenz ist nicht erreicht, weil 

 sich die Hebelvergrösserung für beide Curven zufällig nicht genau gleich 

 gross ergiebt, dann aber noch aus einem anderen Grunde. Man wird 

 nämlich bemerken, dass das Verhältniss der Bogenlängen in den oberen 

 und unteren Theilen zweier zusammengehöriger Curven nicht dasselbe ist. 

 Es macht den Eindruck, als ob die Membran des Tonographen um so 

 nachgiebiger würde, je höher der Druck steigt. Dass dies nicht der Fall 

 ist, zeigt Fig. 25, in welcher horizontale Linien von je 50 ""^ Hg-Druck 

 Abstand gezogen sind. Die Erscheinung liegt vielmehr begründet in 

 der bei raschen Drucksteigerungen eintretenden Erwärmung der im 



^ Da eine Eeproduction durch Photozinkographie bei der Zartheit der Linien 

 ausgeschlossen war, musste zur Uebertragung auf Stein gegriffen werden. Dieselbe 

 lässt viel zu wünschen übrig. Der Verf. 



