Die Eemittlunq absol. Werthe für die Leistung v. Pulsschreibern. 19 



die ursprüngliche Druck Variation, deren Form als Function der Zeit t ge- 

 geben ist, durch den Ausdruck 



2 A cos {gt-\-T) 

 umgeändert wird in die Form 



^ a sin {qt + i9-) 

 d. h. die vom Instrument geschriebene Curve hat dieselbe Periode (musi- 

 kalisch gesprochen, dieselbe Tonhöhe) wie die ursprüngliche, setzt sich 

 aber aus Schwingungen anderer Phase und Amplitude zusammen (hat eine 

 andere Klangfarbe). 



Da es nun bei der Pulsschreibung nicht nur darauf ankommt, die 

 Periode des Pulses richtig wiederzugeben, sondern die genaue Darstellung 

 der Wellen form mit allen Mittel angestrebt wird, so folgt daraus, dass 

 der Reibungswiderstand soviel wie möglich zu eliminiren ist. Man verliert 

 dadurch allerdings den Vortheil, dass die eventuell auftretenden Eigen- 

 schwingungen rasch vernichtet werden. Da man letztere aber auch durch 

 andere, weiter unten zu erörternde Mittel auf ein sehr geringes Maass 

 einschränken, bezw. vermeiden kann, so ist an dieser von Mach^ klar aus- 

 gesprochenen Regel festzuhalten. Wenn in neuerer Zeit wieder versucht 

 wird, bei Tonographen gewisser Construction stärkere Reibungswiderstände 

 zuzulassen, so muss dieser Weg als ein durchaus verfehlter bezeichnet 

 werden. Ich komme unten darauf zurück. 



Unter der Voraussetzung also, dass bei den zu betrachtenden Instru- 

 menten die Reibung so klein wie irgend möghch gemacht worden ist, sind 

 augenfällige Entstellungen der Curven nur noch zu befürchten durch die 

 Trägheit. Unter welchen Umständen und in welcher Form treten die- 

 selben auf? Häufig wird angegeben, dass die grossen Geschwindigkeiten, 

 welche den Instrumenten unter Umständen ertheilt werden, der Treue der 

 Darstellung gefährhch werden. Dass diese Aussage unrichtig ist, kann 

 durch das oben skizzirte Prüfungsverfahren leicht anschaulich bewiesen 

 werden. Man kann sehr grosse künstliche Pulse mit steilem An- und 

 Abstieg ohne Eigenschwingungen und dann wieder kleine mit sehr erheb- 

 lichen Störungen zeichnen. 



Zur besseren Uebersicht der hier in Betracht kommenden Verhältnisse 

 wird es sich empfehlen, die Bewegungen an einem ganz einfachen, den 

 Eigenthümlichkeiten der Pulsschreiber aber in allen wesentlichen Stücken 

 gleichwerthigen Modell zu studiren, oder richtiger an zwei Modellen, weil 

 die Instrumente unterschieden werden müssen in solche, welche durch con- 

 stante, und andere, welche durch veränderliche Kräfte in eine Ausgangs- 

 lage zurückgetrieben werden. 



1 A. a. O. S. 163. 



