Die Ermittlung absol. Weethe für die Leistung v. Pulsscheeibern. 25 



Massen die Trägheitsmomente , statt der Kräfte ihre Drehungsmomente und 

 die Beschleunigungen als Winkelbeschleunigungen in Rechnung kommen. 

 Ein weiteres Eingehen auf diese Instrumente ist hier nicht beabsichtigt; 

 ich wende mich vielmehr zur weiteren Gruppe von Pulsschreibern. 



2. Instrumente, deren zurückführende Kraft veränderlich ist. 



Bekanntlich entspricht die weitaus grössere Zahl von Instrumenten, 

 welche zur Schreibung von Druckpulsen in Gebrauch sind, nicht dem 

 zuerst gewählten Schema, da sie nicht durch coustante Kräfte, wenigstens 

 nicht ausschliesslich durch solche, vielmehr vorwiegend durch veränderhchc 

 Kräfte in die Ausgangslage zurückgeführt werden. Es ist sehr leicht, die 

 oben gewählte schematische Versuchsanordnung so zu ergänzen, dass sie 

 diesem Umstand Rechnung trägt. Man braucht 

 nur die als Bewegungsobject dienende Blei- 

 kugel ausser mit der Hand auch noch mit dem 

 Tische durch einen dort befestigten elastischen 

 Faden zu verbinden. Man kann dies so auf- 

 fassen, als ob die Kugel in den elastischen 

 Faden eingeschaltet oder auf ihn aufge- 

 schoben wäre. 



Denkt man sich den Faden allein gedehnt, 

 so wird in jedem Querschnitt dieselbe Spannung 

 erzeugt. Schaltet man nun die Kugel ein, 

 welche man sich zunächst als schweiios „. „ 



Flg. 2. 



vorstellen kann,^ so wird die Spannungs- 

 gleichheit sämmtlicher Querschnitte für jede Ruhelage und ebenso für jeden 

 Moment einer Bewegung (Dehnung) nicht gestört, wenn sie nur so aus-^ 

 geführt wird, dass dabei die Kugel eine constante Geschwindigkeit behält. 

 Jede andere Dehnung, welche die Kugel zu einer Aenderung ihrer Ge- 

 schwindigkeit zwingt, wird ein Voraneilen oder Zurückbleiben des Kagel- 

 mittelpunktes gegen den entsprechenden Punkt des leeren Fadens und eine 

 Spannungsungieichheit zu beiden Seiten der Kugel herbeiführen. 



Was die Curve betrifft, welche der bewegte Körper schreibt, so kann 

 sie bei dem betrachteten Modell der vorgeschriebenen nicht mehr con- 

 gruent sein, da jeder Fadenpunkt bei der Dehnung eine andere Länge, 

 proportional seinem Abstand vom Befestigungspimkt durchläuft. Hat man 



^ Eine Anordnung, für welche dies zutrifft, ist durch Fig. 2 schematisch dar- 

 gestellt. Die Masse M wird durch zwei in verticaler Richtung gespannte Fäden 

 schwebend erhalten. Ein dritter Faden zieht die Masse in horizontaler Richtung aus 

 der Gleichgewichtslage. 



