Die Eemittlung absol. Wbrthe für die Leistung v. Pulsschreibern. 2 9 



Vergleichung der beiden Curven, noch sicherer durch die mikroskopische 

 Untersuchung und Ausmessung bewiesen. Misst man an der Druckcurve 

 eine Anzahl gieichabstehender Ordinalen und bildet ihre Differenzen; so 



sind dieselben offenbar proportional den Werthen -^ für die gleichen Or- 



dinatenpaare. Werden die gefundenen Differenzen nochmals von einander 



abgezogen, so erhält man zweite Differenzen proportional den Werthen -^- - 



Es fragt sich nun: Wia nahe müssen die gemessenen Ordinaten an- 

 einander liegen, damit die ersten und zweiten Differenzen als Maass der 

 Geschwindigkeit, bezw. der Beschleunigung der Druckbewegung an dem 

 betreffenden Curvenorte gelten können? Augenscheinlich so nahe, dass die 

 Einschiebung weiterer Messungen keine neuen Differenzwerthe ergiebt. 

 Würden also die Fehler der Ordinatenmessung unendlich klein gemacht 

 werden können, so müssten auch die gemessenen Ordinaten unendlich nahe 

 nebeneinander liegen, um die bezeichnete Grenze zu erreichen. Die Fehler 

 der Ordinatenmessung sind nun leider ziemhch erheblich. Es liegt dies in 

 der Kleinheit der Curven begründet, dann aber auch in der Unvollkommen- 

 heit der Schreibung in Russ überhaupt. Selbst bei sehr zarter Berussuug 

 des Papiers, was nebenbei bemerkt am besten mit einer Leuchtgasfiamme 

 gelingt, und bei möglichster Feinheit der schreibenden Spitze, d. h. bei 

 einer Linienbreite von etwa O-Oö™"^, haben die Curven unter dem Mikro- 

 skope bei mehrhundertfacher Yergrösserung ein sehr unvollkommenes Aus- 

 sehen. Die schreibende Spitze arbeitet in der dünnen Russschichte und 

 über die Unebenheiten des Papiers hinweg wie ein Schneepflug, d. h. bald 

 rechts, bald links wird ein Häufchen abgelagert und der als breite Strasse 

 erscheinende Curvenzug hat einen sehr unregelmässigen Contour, welcher 

 mehr an ein Sägeblatt, als an ein gleichmässig gekrümmtes Band erinnert. 

 Dass diese Unstetigkeiten ein Kunstproduct sind und nicht in der Be- 

 wegung selbst begründet sein können, ist klar. Der Gedanke, dass es sich 

 um sehr kleine und rasche Schwingungen handeln könnte, wird ausge- 

 schlossen durch die Regellosigkeit, mit der die Störungen den einen oder 

 anderen Contour des Curvenzugs betreffen. Es handelt sich also zweifellos 

 um Unvollkommenheiten der Darstellung, und es ist daher, so lange bessere 

 Registrirmethoden nicht zur Verfügung stehen, erlaubt, die Curven zu 

 eorrigiren. 



Ich bin folgendermaassen verfahren. Bei zweihundertfacher Vergrösse- 

 rung wurde der innere oder äussere Contour, meist der innere, des 

 Curvenzuges mit der Camera lucida auf Carton gezeichnet, die Zeichnung 

 ausgeschnitten und als Schablone aufgelegt auf eine mit dünner Schellak- 

 schichte überzogene Glasplatte. Fuhr ich nun mit einem scharf ge- 



