30 



Feey: 



schliffenen Messer an der Schablone entlang, so entstand in der Schellak- 

 haut eine Spur, welche bei einer Breite von 0-01 — 0*002™™ einen äusserst 

 gleichmässigen Contour zeigte. Diese Curve wurde unter dem Mikroskope 

 ausgemessen. Zu dem Ende wurde auf die erste Glasplatte eine zweite 

 gelegt, auf deren Unterseite ein sehr feines Millimeternetz eingeritzt war. 

 Beide Glasplatten wurden dann, durch ein Paar Paraffintropfen unverrück- 

 lich miteinander verbunden, unter ein Mikroskop gebracht, in dessen Ocular 

 sich ein Netzmikrometer befand. Objectiv, Ocular und Tubuslänge wurden 

 so gewählt, dass 10 Striche des Oculargitters auf ein Milhmeter der ge- 

 theilten Glasplatte fielen, also 100 Felder des Oculars auf ein Quadrat- 

 millimeter. Die Einstellung der Ränder war durch den in zwei Pachtungen 

 verschiebbaren Objecttisch sehr erleichtert. Da Millimeternetz und Curve 

 fast in einer Ebene lagen, so genügte eine minimale Senkung des Tubus, 

 um letztere scharf zu sehen, und es hatte nun keine Schwierigkeit, den 

 Zug der Curve durch das Oculargitter zu verfolgen und die Ordinaten bis 

 auf Vioo™™ gleich 720000™"^ ^^^ Originals auszumessen. 



Auf den ersten Bhck erscheint die Methode der Vergrösserung zu 

 unvollkommen, als dass es sich verlohne auf die Ausmessung so viel Mühe 

 zu verwenden. Es wird sich indessen zeigen, dass das Verfahren genügt, 

 um in erster Annäherung das Verhältniss der hier in Betracht kommenden 

 Werthe sicherzustellen. 



Zur Ausmessung wählte ich aus den Probecurven solche aus, welche 

 trotz anscheinend starker Beschleunigung eine Störung durch Eigenschwin- 

 gungen nicht erkennen liessen. Dieselben wurden dann stückweise ver- 

 grössert und ausgemessen, wobei der Abstand der Ordinaten zu 0*5 ™™ 

 der Vergrösserung, gleich • 0025 ™™ des Originals, gewählt wurde. Ich 

 theile zunächst das Resultat einer solchen Messung mit, welche sich auf den 

 Gipfel eines künstlichen Pulses beschränkt. 



Tabelle I. 

 Ausmessung des Gipfelstückes einer künsthchen Pulscurve in 200 fach er 



Vergrösserung. 



Millimeter 



Millimeter 



Abscisseu 



Ordinaten 



=y ! 



Ay A'-y 



Abscissen 



Ordinaten 



=y 



Ay 



A'^y 

















sämmtl. 



0-0 



— 





— — 



3-0 



1-61 



+ 1-58 



negativ 



0-5 



— 





— — 



8-5 



3-19 + 1-51 



0-07 



1-0 



— 



_ _ 



4-0 



4-70 



+ 1-44 



0-07 



1-5 



— 



— ' — 



4-5 



6-14 



+ 1-40 



0-04 



2-0 



— 



— ! — 



a-0 



7-54 



+ 1-33 



0-07 



2-5 



— 





— ' — 



5-5 



8-87 



+ 1-28 



0-05 



