36 M. V. Feey: 



Keihe aufeinanderfolgender Ordinaten, bis die Geschwindigkeitsänderung 

 gross genug geworden ist, um die kleinste nach der angewandten Methode 

 messbare zweite Ordinatendifferenz zu erreichen. 200, vielleicht sogar nur 

 100 gemessene Ordinaten auf das Millimeter Abscisse der Originalcurve 

 würden wahrscheinlich genügen, den Verlauf der Curve zu charakterisiren. 

 Ermittelt man wie früher den durchschnittlichen Werth für J-y, so findet 

 man 0-0037, also etwa \q des oben für die künstlichen Pulse gefundenen. 

 Es würde indessen hier so wenig wie dort richtig sein, die Curve einfach 



als eine Parabel von dem Parameter 2.^;^-^ aufzufassen, weil schon die Ver- 



theilung der Werthe Jy^ = 0-01 zeigt, dass die Beschleunigung keine con- 

 stante ist. So sind innerhalb der Abscissen 25 • 5 und 29 die zweiten Dif- 

 ferenzen fünfmal hintereinander gleich 0«01, das Stück also eine Parabel von 

 dem Parameter 2/lt^x 10 ^. Eben dieses Stück stellt die grösste in der aus- 

 gemessenen Curve beobachtete Beschleunigung dar und findet sich kurz vor 



1 rt • e 1 Ti, TTT 4.U 1 i. •■ i. 0' 00005 ""° Ordinate , 



dem Curvengipfel. Ihr Werth betragt (-Q .0025 mm Absci ss"^^ ' ^^^^^^^ ^"^^^ 



Einsetzung der (in diesem Versuche etwas verschiedenen) äquivalenten 

 Druck- und Zeitwerthe: 



1 '^"^ Ordinate = 17.5'''" Hg 

 1 """ Abscisse = V45 See. = 2ooo/^_^ ^ 

 die maximale Beschleunigung sich ergiebt zu: 



5X10-^X17 .5^ Hg ^ ^^QQQ ""^g ^ ^^Q^ ^-^^ 

 ( 2o X 10-* X -74s Sec.l ^ iSec. - a ' 



Das Resultat der in dem zweiten Abschnitt geschilderten Versuche 

 lässt sich in folgenden Sätzen zusammenfassen: Bei d*er Prüfung zeich- 

 net der Tonograph künstliche Pulscurven richtig, deren Be- 

 schleunigung mehr als das zehnfache beträgt von dem Werthe, 

 welcher bei Darstellung des Kammerdruckes erreicht wird. 



Dieses Resultat springt so klar heraus, dass selbst die Unvollkommen- 

 heiten der Messungen es nicht zu verdecken vermögen. Mögen auch die 

 wahren Beschleunigungen durch das angewendete Verfahren nicht ganz 

 richtig gefunden sein, die Grössenordnung der Beschleunigungen in dem 

 einen und anderen Falle lässt sich auf diesem einfachen Wege mit Sicher- 

 heit eruiren. 



Ich halte es sehr wohl für möglich, dass durch Anwendung eines 

 photographischen Registrirverfahrens sich diese Werthe in viel genauerer 

 Weise durch directe Ausmessung der Curven gewinnen lassen. Dies setzt 

 aber Hülfsmittel voraus, welche mir nicht zur Verfügung stehen. Es würde 

 dann möglich sein, für einen gegebenen Pulsschreiber die Grenzen der Zu- 

 verlässigkeit in absolutem Maasse ebenso anzugeben, wie für eine Waage 

 die Belastungsgrenze oder für ein Galvanometer die Grenze der Empfind- 



