Die Eemittlüng absol. Werthe für die Leistung v. Pulsschreibeen. 37 



lichkeit. Indessen folgt schon aus diesen unbeholfenen Verfahren mit Sicher- 

 heit, dass der Tonograph mit Luftüberfcragung der gestellten Aufgabe in 

 mehr als genügendem Grade gewachsen ist. Es ist damit ferner bewiesen, 

 dass die oben abgebildete und vielfach bestrittene Kammercurve den wahren 

 Druckverlaiif in der Herzkammer darstellt. 



III. Ataschnitt. 

 Besprechung einiger anderen Prüfungsmethoden. 



In Ermanglung eines exacten Verfahrens zur Ermittelung der Leistung 

 eines Pulsschreibers hat man sich bisher begnügt, eine Anzahl von Me- 

 thoden zu verwenden, welche über die Zuverlässigkeit eines gegebenen 

 Instruments zwar nicht in quantitativer, wohl aber in qualitativer Be- 

 ziehung ein Urtheil gestatten sollten. Da hiebei vielfach Richtiges und 

 Falsches, Brauchbares und Unbrauchbares durcheinandergeworfen wurde, 

 so muss ich eine kurze Besprechung dieser Verfahren anschliessen. 



In diese Kategorie von qualitativen Prüfungen gehören: 



1. Die Erzeugung unbekannter, aber jedenfalls sehr grosser Beschleu- 

 nigungen an bestimmten Stellen einer Druckcurve. Pick und Tachau 

 haben im Jahre 1864 das Quecksilbermanometer und das von Pick con- 

 struirte Federmanometer abwechslungsweise mit einem wassergefüllten Kaut- 

 schukschlauch verbunden und durch rasche Compression und bald darauf 

 folgende ebenso rasche Freigebung eines Stückes desselben fast sprungweise 

 Druckwechsel herbeigeführt. Sie konnten die Ueberlegenheit des Peder- 

 manometers in der Darstellung der Druckwechsel constatiren. Dieses Prü- 

 fungsergebniss ist vollkommen eindeutig. In ähnlicher Weise habe ich den 

 bei Unterbrechung eines Flüssigkeitsstroms oberhalb des Hahnes auftreten- 

 den sprungartigen Druckwechsel benutzt, um die Ueberlegenheit der Luft- 

 übertragung gegenüber der Wasserübertragung bei im übrigen identisch 

 construirten Tonographen nachzuweisen. 



2. Mit dem beschriebenen Verfahren verwandt, aber viel weniger klar 

 ist die Angabe, dass ein Instrument einen Druckwechsel von so und soviel 

 Millimeter Hg in einer gegebenen Zeit richtig anzeige. Ich habe mich 

 früher selbst einer solchen Angabe bedient, welche ich hiedurch corrigire. 

 Hier müsste zunächst auf einem anderen Wege sichergestellt werden, dass 

 die Zeichnung der Curve richtig ist. Dann giebt aber die erwähnte An- 

 gabe keinen Maassstab für die Leistung des Instruments. Genauer ausge- 

 drückt besagt sie: wenn zu Anfang der Bewegung die Geschwindigkeit = 0, 



^ Dies Archiv. 1864. S. 583. 



