38 M. V. Feey: 



am Ende der Secunde etwa gleich 500 ™™ Hg See. ist, so wird eine derartige 

 Beschleunigung — 500 ™™ Hg Sec.^ — richtig verzeichnet. Nun ist aber das 

 zur Auswerthung der Beschleunigung benutzte Curvenstück viel zu gross, 

 als dass die Annahme gerechtfertigt wäre, es herrsche in der ganzen be- 

 trachteten Strecke eine constante Beschleunigung. In der Regel wird also 

 diese Angabe den richtigen Sachverhalt gar nicht treffen und einen zu 

 kleinen Werth für die erlaubte Beschleunigung angeben. 



3. Prüfung eines Pulsschreibers mit Hülfe einer Stimmgabel. Dieses 

 von Marey^ eingeführte Verfahren ist noch weniger befriedigend. Aus den 

 von Mach und v. Kries angestellten Betrachtungen, welche ich im ersten 

 Abschnitte dieser Abhandlung angezogen habe, folgt, dass eine periodische 

 Bewegung von jedem Pulsschreiber ohne Ausnahme richtig wiedergegeben 



130 



1" 2" 



I 1_ — I 1 I 1 J I 1 1 1 1 1 — ■ 1 _!» J I I I I I I 



Fig. 5. 



wird, soweit es sich nur um die Darstellung der Periode schlechtweg 

 handelt. Die Eigenthümhchkeiten der Instrumente äussern sich nur durch 

 die Klangfarbe — wenn der oben gebrauchte kurze Ausdruck gestattet ist — , 

 in welcher sie auf den gegebenen Anstoss resoniren. Die Thatsache, dass 

 ein gegebener Pulsschreiber einer Stimmgabel hoher Schwingungszahl zu 

 folgen vermag, kann zwar als Beweis einer gewissen leichten Beweglichkeit, 

 nicht aber für die Annahme gelten, dass die Bewegung richtig wieder- 

 gegeben wird. 



4. Vergleich mit einem Quecksilbermaximum- oder Minimum- Mano- 

 meter. Dieses von Hürthle wiederholt benutzte Verfahren ist ganz un- 

 brauchbar. Controlirt man nämhch das mit einem Ventil versehene 



' Marey, Travanoc du lahoratoire. 1875. p. 38. 



