40 M. V. Frey: 



deren Richtigkeit, da eben beide Instrumente an den Stellen stärkster Be- 

 schleunigung Eigenschwingungen aufweisen können. 



Hierher gehört auch die von Hürthle ausgeführte Vergleichung seines 

 Tonographen mit dem meinigen. Er verbindet die Instrumente wechsel- 

 weise oder auch gleichzeitig mit der Herzkammer und beobachtet: Erstens 

 dass die beiden Instrumente verschiedene Curven zeichnen; zweitens, dass 

 die von seinem Instrument gezeichnete Curve verändert wird, wenn gleich- 

 zeitig mein Tonograph eingeschaltet ist. Nun ist die Kammercurve 

 Hürthle 's durch Eigenschwingung und Reibung sehr stark entstellt. Der 

 Versuch zeigt demnach nur, dass die Angaben eines derartigen Instru- 

 mentes verändert werden, wenn noch ein zweiter elastischer Raum ein- 

 geschaltet wird. Für die Richtigkeit der einen oder anderen Curve ist 

 zunächst aber gar nichts bewiesen. 



IV. Abschnitt. 



Bemerkungen über die zweckmässige Anwendung und Constrnc- 

 tion von Pulsschreibern. 



Im ersten Abschnitte habe ich ausgeführt, dass Störungen der Puls- 

 schreibung hauptsächlich in zwei Richtungen zu befürchten sind, durch 

 Reibung und durch Eigenschwingungen, und dass es Aufgabe der Me- 

 thodik ist, beide möglichst zu verringern. Die Reibung kann bei drehenden 

 Bewegungen sehr klein gemacht werden. Gefährlicher ist sie bei fort- 

 schreitender Bewegung, namentlich von Flüssigkeiten in Röhren, indessen 

 lässt sich auch hier durch geeignete Wahl der Durchmesser den theoreti- 

 schen Anforderungen in weiten Grenzen entgegenkommen. Namentlich ist 

 durch die Versuche von v. Kries'^ bekannt, dass die deformirende Wirkung 

 des Reibungswiderstandes auf Schlauchwellen bei Schläuchen von 10"'" 

 Weite kaum bemerkbar, von 4 ™" noch gering ist. 



Schwieriger ist die Verhütung von Eigenschwingungen, und diese sind 

 es namentlich, welche der Darstellung der Pulse die grössten Hindernisse 

 bereitet haben. Zur üeberwindung dieser Schwierigkeit kann die oben auf 

 S. 23 abgeleitete Beziehung zwischen der Amplitude der Eigenschwingungen 

 und einigen anderen in Betracht kommenden Grössen nützlich werden. 

 Diese Beziehung lautete: 



«="«i/i; ^) 



worin m die Maasse des Instruments, kE die corrigirende Spannung für die 

 Einheit der Ausweichung, u^ aber die von der Beschleunigung abhängige 



Studien zur Pulslehre. 1892. S. 53. 



