Die Eemii tlung absol. Wekthb füe die Leistung v. Pulsscheeibern. 4 1 



Geschwindigkeit bedeutete, mit welcher das Instrument aus der vorge- 

 schriebenen Bahn heraustritt. 



Aus dieser Gleichung folgt, dass die Anpassung des Instruments an 

 die gestellte Aufgabe in zweierlei Weise erfolgen kann : Erstens durch Ver- 

 grösserung der corrigirenden Spannung und zweitens durch Verkleinerung 

 der Masse. Jeder der beiden Wege hat ein besonderes Interesse und verdient 

 daher eine selbständige Betrachtung. 



1. Vergrösserung der corrigirenden Spannung. 



Hieher gehört die Verstärkung der Kautschukmembran eines Touo- 

 graphen. Die Wirkung ist eine zweifache:. Es wird die corrigirende Span- 

 nung erhöht, gleichzeitig aber auch die einer gegebenen Druckschwankung 

 zugehörige Excursion verkleinert. Unter Beziehung auf das oben S. 20 ff. 

 beschriebene einfache Modell hätte man also, bei Vergrösserung des E (oder 

 des k) auf das Doppelte des ursprünglichen Werthes, in der Gleichung 5 zu 

 setzen den Factor 2 in den Nenner des unter dem Wurzelzeichen stehenden 

 Bruches und statt v^, v^l2\ der Werth des ganzen Ausdrucks rechts vom 

 Gleichheitszeichen wird sich dann zu dem ursprünglichen verhalten wie 



1 . -1^ 



' 2V2' 



oder übersetzt in die beim Tonographen obwaltenden Verhältnisse : Wird die 

 Dehnbarkeit der Membran des Tonographen auf die Hälfte verringert, so 

 werden auch die einer gegebenen Druckschwankung zugehörigen Excur- 

 sionen auf die Hälfte verkleinert, die Amplitude der Eigenschwingung 

 aber fast auf ein Drittel. Die Eigenschwingungen nehmen schnel- 

 ler ab als die Excursion en, es muss also möglich sein, durch Ver- 

 grösserung der corrigirenden Spannung die Curven richtig, d. h. ohne merk- 

 liche Eigenschwingungen zu erhalten. Darauf gründet sich ein wichtiges Prü- 

 fungsverfahren, welches zwar nicht die allgemeine Bedeutung des früher 

 entwickelten besitzt, aber unter Umständen gestattet, rasch ein Urtheil zu 

 gewinnen. Ist man während eines Versuchs im Zweifel, ob eine Curve 

 von dem Tonographen richtig gezeichnet wird, so kann man durch An- 

 wendung stärkerer Membranen oder noch bequemer bei den Federtono- 

 graphen, z. B. meinem Tonographen II, durch Auswechslung der kleinen 

 Druckfeder versuchen, die als Fehler verdächtigen Theile der Curve weg- 

 zuschaffen. Aendern sich dieselben im selben Verhältniss wie die übrigen Ordi- 

 naten der Curve, so müssen sie als Bestandtheile der Curve betrachtet werden. 

 Besonders bequem und wichtig ist diese Prüfung bei dem Sphygmogra- 

 phen, für welchen ich sie in meinem Pulsbuche ausführlich geschildert habe. 

 Es ist bekannt, dass das Sphygmogramm einer Arterie sehr klein ausfällt, 

 wenn die Pelotte der Haut nur leicht aufliegt. Die Fläche, durch die der 



