42 M. V. Frey: 



Blutdruck auf das Instrument wirkt, ist zu klein. Wird durch die Span- 

 nungsfeder die Palette in die Haut eingedrückt, so nimmt die Pulsgrösse 

 zu, erreicht ein Maximum, nach welchem sie wieder abnimmt. Jenseits 

 des Maximums wird zwar die Berührungsfläche zwischen Pelotte und Haut 

 nicht mehr verändert, dagegen verengert sich unter der steigenden »Span- 

 nung des Gewebes die Arterie, wie schon daraus hervorgeht, dass man 

 schliesslich den Puls peripher von der Pelotte zum Verschwinden bringen 

 kann. Es verringert sich also die Fläche, durch welche der Blutdruck auf 

 die Pelotte wirkt, speciell entspricht derselben Druckschwankung eine 

 kleinere Zunahme des Arterienumfanges , was ebenso wirkt, als ob die 

 Spannungsfeder des Sphygmographen einen höheren E erhalten hätte. Die 

 Spannung der Druckfeder beim Sphygmographen hat demnach, obwohl ihr 

 E für alle Spannungen als constant anzusehen ist, in Folge der eigenthüm- 

 lichen Wirkung auf den Arteriendurchmesser denselben Effect wie beim 

 Tonographen die Verstärkung der Membran oder die Wahl einer steiferen 

 Feder. Dadurch ist für die praktische Verwendung des Sphygmographen 

 ein Prüfungsverfahren gewonnen, welches rasch und sicher zum Ziele führt. 



2. Verkleinerung der Masse. 



Dieser Weg ist zunächst theoretisch deshalb vorzuziehen, weil er eine 

 Verkleinerung der Eigenschwingungen gestattet, ohne gleichzeitige Ver- 

 ringerung der Excursion. Darin beruht der Vorzug der Sphygmographen 

 mit Federspannung gegenüber der Gewichtsbelastung, und ein Vorzug der 

 Tonographen mit Kautschuk- oder Federspannung gegenüber dem Queck- 

 silbermanometer. 



Die wirksamste Verringerung der Masse besteht in dem Ersatz des 

 Wassers oder der Salzlösung als Uebertragungsflüssigkeit durch Luft. Eine 

 Sodalösung von 1088 spec. Gewicht ist 837 mal schwerer als Luft. Es hegt 

 nahe, die Röhren, welche zur Verbindung von Arterie und Instrument 

 nicht umgangen werden können, zu füllen mit einem Körper, dessen 

 Masse so gering ist, dass sie gegenüber den anderen in Bewegung zu 

 setzenden Massen verschwindet. Nun ist die Luft gleichzeitig auch sehr 

 compressibel, wirkt also bei Einschaltung in das Instrument wie eine Ver- 

 minderung der corrigirenden Spannung, d. h. begünstigend auf die Eigen- 

 schwingungen. Es fragt sich demnach, ob der Vortheil in der einen 

 Richtung nicht durch den Nachtheil in der anderen wettgemacht wird. 



Bei den Wassertonographen kann die corrigirende Spannung des Instru- 

 ments gemessen werden durch die Drucksteigeruug, welche durch die Einheit 

 der eintretenden Flüssigkeitsmenge entsteht und die Amplitude der Eigen- 

 schAvingungen wird sich mit dieser zwar nicht proportional, aber doch in 



