Die Eemittlüng absol. Werthe für die Leistung v. !Pulsschreibeen. 43 



gleichem Siiine äudern. Es ist also eine richtige Auslegung der bereits 

 von Mach für Pulsschreiber im Allgemeinen aufgestellten Forderung einer 

 grossen corrigirenden Spannung, wenn Hürt hie den Satz ausspricht, „dass 

 die Ermittlung der Flüssigkeitsmenge, welche das Manometer zur Aus- 

 gleichung einer bestimmten Druckdifferenz erfordert", ein „Kriterium", 

 wenn auch nicht nothwendig das „wichtigste", für die Leistungsfähigkeit, 

 bezw. Trägheit des Apparates abgiebt, so lange seine Anwendung auf 

 diese Art von Tonographen beschränkt bleibt und nicht auf die Luftuno- 

 graphen ausgedehnt wird. Versucht man in gleicher Weise auch für den 

 Lufttonographen eine Bestimmung der corrigirenden Spannung vorzunehmen, 

 so erhält man Werthe, welche nur für das ruhende Instrument gelten. Der 

 in Bewegung befindliche Lufttonograph ist ein ganz anderes Instrument 

 und es ist nicht statthaft, die an jenem ermittelten Verdrängungs werthe auf 

 dieses zu übertragen. 



Ich habe bereits in meinem Pulsbuche und ebenso in der voraus- 

 gehenden Abhandlung erwähnt, dass aus dem Verhalten des Tonographen 

 bei der Aufschreibung von Deformationen geschlossen werden muss, dass 

 die eingeschlossene Luft sich erwärmt und sich dadurch in einen Körper 

 von höherem E verwandelt.^ In welchem Umfange dies stattfindet, ergiebt 

 sich aus den folgenden Uebeiiegungen: 



1. Verhalten der im Tonographen eingeschlosseneu Luft bei langsamer 

 Compression, z. B. bei der Aichung. 



Hier gilt das Boy le- Mario tte'sche Gesetz, nach welchem (bei con- 

 stanter Temperatur) 



wo Pq den Druck einer Atmosphaere und v^^ das Volum der eingeschlosse- 

 nen Luft bei diesem Druck bedeutet. Die Druckzunahme für die Einheit 

 der Volumverminderung erhält man aus der Gleichung 



dp I dv = — PqV^ / v^ 

 oder für den Fall, dass v^ — v = 1000 mm'^ 



dp/dv = -O'IQ mm Hg / tr,ml 



2. Verhalten der im Tonographen eingeschlossenen Luft bei rascher 

 Compression. 



Findet die Compression der Luft rascher statt, als die Ausgleichung 

 der Temperatur Zeit erfordert, so tritt eine Aufspeicherung von Wärme in 



^ Wenn hier und weiterhin von einem ^ der im Tonographen eingeschlossenen 

 Luft gesprochen wird, so ist das insofern berechtigt, als die Volumäuderuugen bestehen 

 in Längenänderungen der Luftsäule, welche somit mit einem elastischen Strange ver- 

 glichen werden kann. 



