44 M. V. Frey: 



der Luftmasse und eine entsprechende Erhöhung des U ein. Dass durch 

 rasches Eintreiben eines Spritzenstempels sehr bedeutende Erhitzungen er- 

 zielt werden können ist bekannt. Tyndall schildert einen hübschen Ver- 

 such dieser Art in seinen Vorlesungen über die Wärme S. 37. Bei den 

 ausserordentlich raschen Druckschwankungen der Pulsschreibung kommt 

 dieser Fall zweifellos in Betracht. Die Resultate des oben beschriebenen 

 Prüfungsvertahrens bestätigen dies durchaus, berücksichtigt man dies, so 

 erhält die Beziehung zwischen Druck und Volum eine andere Gestalt, die 

 sich aus folgender Ueberlegung ergiebt. 



Wird das Gasvolum v von O*' auf f erwärmt, so dehnt es sich (bei 

 constantem Druck) aus auf v{l + af), wo cc den Ausdehnungcoefficienten 

 für einen Grad = 0-00367 bedeutet. Umgekehrt wird ein Volum r;^ = 

 = v{l-\-(it) von der Temperatur O*' auf v comprimirt, sich um t'^ er- 

 wärmen. Zur Ausführung der Compression bedarf es eines Druckes 



p =Po ■^—•(1 + «0 =/>o(i + c^^tr. 



Daraus erhält man 



und die Druckzunahme für die Einheit der Compression 



dp / dv = — 2 Pf) v^^ I v^. 

 Dieser Ausdruck hat für den Fall v^ = v = 1000 mm^ den Werth 



dp I dv = —1-52 mm Hg / mm-^ 



Vergleicht man diesen Werth mit dem oben unter 1. gefundenen, so sfeht 

 man, dass der E der Luft durch die bei rascher Compression eintretende 

 Erwärmung auf das Doppelte ansteigen kann. 



3. Spannungszunahme im Tonographen durch Vernichtung der Luft- 

 geschwindigkeit. 



Der Luftraum des Tonographen hat die Eigenthümlichkeit, dass er 

 durch die Capillare in zwei ungleiche Hälften zerfällt. In dem einen 

 Raum, den ich Vorraum nennen will, grenzen Blut und Luft aneinander, 

 der andere, der Trommelraum, befindet sich im Kopfe des Manometers. 

 Bei einer Steigerung des Blutdrucks vergrössert sich in Folge der Nach- 

 giebigkeit der Membran der Trommelraum auf Kosten des Vorraums, wobei 

 die transportirten Lufttheilchen in der Capillare sehr bedeutende Ge- 

 schwindigkeiten erreichen. Die Geschwindigkeit wird erzeugt von dem 

 Blutdruck und im Trommelraum wieder vernichtet, womit gleichfalls eine 

 Erwärmung der Luft verbunden sein muss. Sieht man von der Erwär- 

 ruung der Wände vorerst ab, so lässt sich die Temperaturerhöhung der 

 Luft berechnen, wenn gewisse Constanten des Apparates gegeben sind. 



Der Trommelraum habe bei einem Durchmesser von 10 ^^ und einer 



