Die Eemittlung absol. Werthe für die Leistung v. Pulsschreibern. 45 



Höhe von 1 ™™ einen Rauminhalt von ca. 80 mm^. Dieser Raum vergrössere 

 sich bei einer Drucksteigerung von 100 """^ Hg in Folge der Nachgiebigkeit 

 der Membran um 20 "im^. Diese Luftmenge tritt aus dem Vorraum durch 

 die Capillare in den Trommelraum über. Die Capillare habe bei einem 

 Durchmesser von 1 '"™ und einer Länge von 300 '"■" einen Rauminhalt von 



ca. 240 mm3. 



Findet die Drucksteigerung von 100"'™ Hg (um einen hohen, aber 

 bei den Prüfungen häufig vorkommenden Werth zu wählen) in V40 ^^c- 

 statt, so erlangen die 240 mm^ der Capillare und ausserdem noch 20 mm^, 

 gleich einer Masse von 0-26 x 1-3 "'^''™, eine Geschwindigkeit 



V40 See. X 0-8 mm-' / 



und eine Bewegungsenergie 



_ 0- 5 X 0-26 X 1'3 msr™ X 106mm2 



" Sec^ • 



Die durch Vernichtung derselben entstehende Temperaturerhöhung der 



Luft T l)erechnet sich aus der Gleichung 



rp Bewegangsenergie 



mechan. Aequiv. d. Wärme x spec. Wärme d. Luft x zu erwärm. Masse ' 



oder in Zahlen 



_ 0-5 XO-26 X l-Srng'-m x 10« mm^ _ oo^oo 



"" Sec^ X 423-5 X 0-2669 X 0-34 x 1-8 «>b™ "~ ^° ' 



was einer Spannungsvermehrung dieser Luftmasse auf das 3383/273 fache 

 oder rund auf 12-5 Atmosphären gleichkommen würde. 



Diese hohen Temperaturen treten natürlich nicht ein, sondern es wird 

 eine sehr kleine in die Trommel eingetretene Luftmeuge in Folge ihrer 

 Erwärmung schon die Spannung annehmen, welche dem Blutdruck das 

 Gleichgewicht hält, oder mit anderen Worten, das Instrument stellt sich 

 mit minimaler Luftverschiebung auf den geforderten Druck ein. In der 

 That wird jedem, der die Luftübertragung nach der von mir geübten Weise 

 angewendet hat, aufgefallen sein, wie klein während der Pulsschreibuug die 

 Verlagerungen des Flüssigkeitsniveaus im Vorräume sind. Ebenso findet 

 man bei der Prüfung des Instrumentes nach der wiederholt beschriebenen 

 Methode, dass kleine Deformationen von der bei der Puisschreibung gege- 

 benen Geschwindigkeit schon beträchtliche Drucksteigerungen hervorrufen. 



Als Resultat der vorstehenden Betrachtungen und Versuche lässt sich 

 der Satz aufstellen: Die im Tonographen eingeschlossene Luft er- 

 fährt bei allen raschen Druckvariationen eine Aenderung ihrer 

 Temperatur und damit ihrer Elasticität; obwohl unter gewöhn- 

 lichen Verhältnissen sehr compressibel, nähert sie sich unter 

 den Bedingungen, wie sie beim Gebrauch des Apparates vor- 



