Die Eemittlung absol. Werthe für die Leistung v. Pülsschreibern. 4 7 



würde nach den Darlegungen des voraufgelienden Abschnittes ein Beweis 

 sein, dass die Curvengipfel falsch, nämlich (durch Reibung) zu niedrig ge- 

 zeichnet sind. 



So lange also nicht bessere Gründe für den Vorzug des Wassertono- 

 grapheu vorgebracht werden, sind alle Zweifel au Grüte des Verfahrens er- 

 laubt. Dass dieselben nur zu berechtigt sind, lehrt ein TJeberblick über 

 die bisherigen Resultate. In den ersten Abhandlungen, namentlich bei den 

 in Lichtdruck reproducirten Arterienpulseu des Hundes dominiren die Eigen- 

 schwingungen des Apparates in einem Grade, dass dahinter alle feineren 

 Details der Pulse verschwinden. Weiterhin wird dann versucht die Eigen- 

 schwingungen durch Dämpfung zu vermindern. Vielleicht ist ein Wort 

 darüber nicht unangebracht. Was man unter Dämpfung versteht, ist nicht 

 ein scharfer physikalischer Begriff, sondern eine Vielheit von Erscheinungen 

 welche man aber wohl in zwei Classen bringen kann. Man nennt das 

 Trommelfell gedämpft, weil es sehr rasch ausklingt und auf die verschie- 

 densten Tonhöhen resonirt. Man 

 schreibt diese wichtige Eigenschaft auf 

 Rechnung der Kleinheit des Organs, 

 auf den unregelmässigen Bau, die in 

 verschiedenen Richtungen ungleichen 

 und wohl nicht unbedeutenden Span- 

 nungen, kurz, eine Summe von Eigen- 

 schaften, wie sie z. T. auch für den Bau 

 der Pulsschreiber als maassgebend er- 

 kannt worden sind. Ich will die Ver- 

 minderung der Eigenschwingungen 

 auf diesem Wege als elastische 

 Dämpfung bezeichnen. Etwas ganz Anderes ist die Dämpfung eines 

 Galvanometers; hier werden Reibungswiderstände geschaffen, welche mit 

 der Geschwindigkeit wachsen. Man kann diese Art von Dämpfung als 

 defor mir ende Dämpfung bezeichnen. Die Erfolge sind in beiden Fällen 

 gänzlich verschieden. Während bei der elastischen Dämpfung die ver- 

 schiedensten Bewegungen, alle aber mit sehr kleiner Amplitude ausgeführt 

 werden können, ist bei der deformirenden Dämpfung die Art der Bewe- 

 gung von der Dämpfung im höchsten Grade .abhängig, in ihrem Umfaüge 

 aber nicht nothwendig verändert. So wenig es nun jemand einfallen wird, 

 ein aperiodisches Galvanometer zur Darstellung einer Stromschwankung 

 ihrer Form nach zu verwenden, so wenig kann ein durch Reibung ge- 

 dämpfter Tonograph als Pulsschreiber gelten. 



In wie hohem Grade die Pulscurve durch deformirende Dämpfung 

 gestört werden kann, lässt sich am deutlichsten an den Curven der Herz- 



Fig. 7. 



Einfluss zunehmender Eeibuüg auf die mit 



Hürthle's Toüographen geschriebenen 



Kammerpulse. Nach T. Porter. 



