80 G. Geijns: 



aber er musste auch auf die in der Umgebung der Niere herrschende 

 Temperatur abgekühlt, der Wärme beraubt werden, die er aus der Papille 

 mitgebracht hatte. Schutz gegen den von aussen her drohenden Verlust 

 gewährte eine Hülle aus kräftigem Kautschuck, i i k, Fig. 1. Da der Durch- 

 messer ihrer Lichtung den der Metallhülse um einige Millimeter übertraf, 

 sa blieb ein Raum übrig, der mit trockener Baumwolle ausgefüllt wurde. 

 In das Innere der Hülle liess sich leicht gelangen, wenn der an ihrem 

 freien Ende eingebundene Kautschuckpropf k weggenommen wurde. — Jedes 

 meiner Harn-Thermometer war ein und für alle Mal in die Metall- und 

 Kautschuckhülle durch ein bei d angelegtes Band eingeschlossen. 



In dieser Umwicklung verhielt sich das Thermometer sehr trag gegen 

 den Wechsel der Temperaturen die sich auf der Aussenfiäche der Kautschuck- 

 hülle abspielten. Dagegen wurde es stärker beeinflusst von der im Innern 

 der Hülle herrschenden Temperatur. Wenn sich, wie hieraus zu schliessen, 

 die Wärmegrade der Hülle und die des durch sie strömenden Harns als- 

 bald ausghchen, so musste die vom Harn mitgebrachte Temperatur vor- 

 zugsweise entstellt werden, weil die Masse des langsam fliessenden Harns 

 gegen die der Hülle beträchtlich zurücksteht. Diese Trübung der That- 

 sachen suchte ich dadurch zu umgehen, dass ich die Hüllen der Thermo- 

 meter 24 Stunden hindurch in einem Raum aufstellte, dessen Temperatur 

 sich gleichmässig auf 36^ bis 37" C. hielt. Wenn der vurgewärmte Apparat 

 an den Ureter gesetzt und die Wunde geschlossen war, so liess ich stets 

 noch mindestens eine Stunde verstreichen bis ich mit der Ablesung der 

 Temperaturen begann. Den Verdacht, als ob durch das geschilderte Ver- 

 fahren die Umhüllung des Thermometers hoher als das Blut erwärmt worden 

 aei, widerlegen die abgelesenen Temperaturen. Jedesmal wenn der Zufluss 

 des Harns stockte, zeigte das an den Ureter gefügte Thermometer einen um 

 ein weniges niederen Grad seiner Umgebung an, als ihn das Arterienblut 

 besass. 



Ein anderer Umstand, der es verhinderte, dass der Harn den Tempe- 

 raturgrad, wie er ihn in der Niere empfangen, dem Thermometer mittheilen 

 konnte, war durch den Abstand zwischen der Papille und dem Orte ge- 

 geben, an welchem die Glascanüle sass. Auf diesem Abschnitt seines Weges 

 war der Harn schutzlos den Einwirkungen seiner Umgebung ausgesetzt. 

 Darum war es angezeigt die Canüle so nahe als möglich an die Niere ein- 

 zusetzen. 



Ganz unberechenbar ist es endlich, wie das Blut und der Harn sich 

 innerhalb der Niere beeinflussen. Mich in Vermuthungen zu ergehen, ob 

 das Venenblut der Niere wärmer oder kälter als der Harn sei, ob das Blut 

 der Rinde mit dem des Marks gleich oder ungleich temperirt sei, wird man 

 mir erlassen. Doch wird man die ungleich breiten und raschen Strömungen 



