Experimentelle Untersuchungen zur Analyse des Tetanus. 127 



Eisenkern der Rolle besteht aus einem dünnen Bündel lackirten feinsten 

 Blumendrahtes. In die Löcher passen — für jedes einzelne abgeschliffen 

 und mit Ziifern bezeichnet — Zähne aus weichem Eisen, die in beliebiger 

 Zahl eingeschraubt werden können. Damit sie immer in derselben Stellung 

 sitzen, haben sie eine Bohrung, in welche die Schraube eingezogen wird. 

 Die Scheibe ist durch eine gut gearbeitete Pese mit dem Wassermotor in 

 Verbindung, der durch ein Reservoir von constantem Niveau gespeist wird. 

 Der Peseuspauner ermöglicht, die Scheibe zu bremsen und stillzustellen. 

 Sobald ein Eisenzahn zwischen den beiden Rollen hindurchtritt, macht der 

 Magnetismus des secundären Drahtbündels eine Schwankung durch und 

 inducirt dementsprechend eine Stromesschwankung in der Inductionsspirale. 

 Der Hauptfortschritt unseres Apparates gegen den von Kries'schen be- 

 steht darin, dass die Frequenz variirt wird durch Einziehen einer grösseren 

 oder geringeren Zahl von Zähnen, ohne dass, wie bei Veränderung der 

 Scheibengeschwindigkeit, die Amplituden der Stromesschwankung beeinflusst 

 werden. Die Amplituden werden unabhängig von der Frequenz variirt 

 durch Hinauf- und Hinunterziehen des Drahtbündels in der secundären 

 Rolle vermittelst einer feinen Mikrometerschraube. Da ein Zahn nach dem 

 Passiren des magnetischen Feldes keine Spur remanenten Magnetismus 

 aufwies, war zu erwarten, dass seine Trägheit nicht hindernd in Betracht 

 kommen würde, zumal bei der relativ geringen von uns angewandten 

 Dmdrehuugsgesch windigkeit. 



Es handelte sich jetzt darum, die Form der Stromesschwankung ken- 

 nen zu lernen, v. Kries setzt voraus, dass, wenn die magnetischen Ver- 

 theilungen in sämmtlichen Eisentheilen sich momentan herstellten, die 

 Oscillationen in Sinuscurven verliefen. Da aber bei seinen schnellen Um- 

 drehungsgeschwindigkeiten diese Bedingung nicht zutraf, so musste er durch 

 complicirte Constantenbestimmungen Correctionen anbringen, mit deren Er- 

 gebniss er die Versuchsresultate in befriedigender Uebereinstimmung fand. 

 Nun dürften die von Kries'schen Stromesschwankungen in Folge der 

 Interferenz der einzelnen Stromcurven thatsächlich annähernde Sinus- 

 curven gewesen sein. Da für unsere langsame Umdrehungsgeschwindigkeit 

 keine Interferenz zu erwarten war, musste die Stromcurve direct bestimmt 

 werden. Für eine mathematische Behandlung bestehen folgende Anhalts- 

 punkte. Die Form des Eisenzahnes ist bekannt. Die inducirte elektro- 

 motorische Kraft E hängt von der Veränderung des magnetischen Momen- 

 tes 7¥ des Drahtbündels mit der Zeit t in bekannter Weise ab: 



E = Const. ~r— . Der Differentialquotient ist nun offenbar proportional 



der Zahl der Kraftlinien, die der vorbeibewegte Eisenzahn in jedem Zeit- 

 diffierential in sich neu aufnimmt, oder geometrisch ausgedrückt, pro- 



