128 OscAE Kohnstamm: 



portional den Zuwächsen der sich deckenden Flächen des Eisenzahnes 

 und des magnetischen Feldes. Schon der Behandlung dieses Problems 

 unter vereinfachenden Annahmen über die Form des magnetischen Feldes 

 würden sich grosse Schwierigkeiten entgegensetzen, und schliesslich würde 

 das Resultat doch noch mit einer experimentellen Bestimmung zu ver- 

 gleichen sein. Hingegen scheint es eine anziehende physikalische Aufgabe, 

 aus dem empirisch gefundenen Verlauf der Stromcurven Schlüsse über die 

 Gestalt des magnetischen Feldes abzuleiten. 



Zur Ausführung der experimentellen Bestimmung hat Hr. Prof. Gad 

 auf der Achse des Magnetiuductors ein verstellbares Rheotom (Taf. V) an- 

 bringen lassen, welches ermöglicht, aus der Stromcurve kleinen Zeittheilen ent- 

 sprechende Stücke herauszuschneiden. Das Organ ist direct über der Scheibe 

 angebracht, ohne dass eine Reibung stattfinden kann. Es ruht auf einem 

 Untersatz, dessen Stirnseite mit einer Kreisgradeintheilung versehen ist. 

 Auf diesem Untersatz ist das Organ durch eine Mikrometerschraube ver- 

 schiebbar derart, dass es an die Stromcurve, wenn wir diese als Function 

 des Raumes praeexistirend denken, mit beliebiger Feinheit angenähert 

 werden kann. Auf dem Aufsatz stehen zwei Klemmschrauben a und b, 

 die mit den Polen der Inductionsrolle verbunden sind. In den grossen 

 Auschnitt des Untersatzes ragt als Untertheil des Aufsatzes ein Hartgummi- 

 block hinein, der ein Paar concentrische Platinschienchen der Scheibe zu- 

 wendet. Die eine Schiene ist mit der Klemmschraube a verbunden, die 

 andere führt zur Klemmschraube b, gegen die der Messingwinkel d durch 

 eine Feder angedrückt ist. Der Messing winkel vermittelt die leitende Ver- 

 bindung von b und a. Wenn die Scheibe unter dem Rheotom durch- 

 bewegt wird, so stellt eine in einem Ausschnitt der Scheibe auf Hart- 

 gummi befestigte radiär gestellte Platinbrücke e die Verbindung zwischen 

 den Platinschienen her. Einen Augenblick später wirft die in der Scheibe 

 eingeschraubte Metallnase / den Winkel zurück, wodurch die Verbindung 

 a b unterbrochen ist. Die Schliessungszeit kann geändert werden durch 

 Aenderung der relativen Stellung von e und /. Die Feder ist so gearbeitet, 

 dass ein ganz minimaler Druck auf den Winkel schon den Contact auf- 

 hebt. Eine dritte Schraube c ist direct durch den Winkel mit h ver- 

 bunden, wodurch es möglich ist, das Organ für andere Zwecke als sehr 

 exacten Unterbrecher zu benutzen. 



Bevor ich zu Bussolenablesungen übergehen konnte, hatte ich mich der 

 Constanten Umdrehungsgeschwindigkeit zu vergewissern. Die für die fol- 

 genden Praecisions versuche genügende Constanz war um so schwieriger zu 

 erreichen, als zu jeder Ablesung nur ein Umlauf benutzt werden konnte. 

 Denn sobald die Fedei- den Winkel zurückgeschnellt hatte, war der Kreis 

 dauernd unterbrochen. Um genaue Controle zu ermögliclieu , trägt die 



