130 Ose AB KOHNSTAMM: 



Kreis geschaltet; die Leitung ging vou da zum Rheotom, vou da zur auf 

 grösste Empfindlichkeit gestellten Bussole und zur Inductionsrolle zurück. 

 Der Motor war in Bewegung, und der ganze Apparat so aufgestellt, dass 

 ich von meinem Platze beim Fernrohr den Pesenspauner dirigiren konnte. 

 Umdrehungsdauer 0-41 ". Nase und Brücke waren so abgepasst; dass sie 

 P von einander entfernt waren, was einer Schliessungsdaiier von 0-001" 

 entsprach. Das Rheotom war so eingestellt, dass die Schliessung am Ende 

 des ersten Umlaufs erfolgen musste. Dem Mikromet erstand 0" entsprach 

 gerade der mimimale Ausschlag. Jetzt wurde der Pesenspanner gelöst, 

 der Ausschlag abgelesen, notirt, die Scheibe still gestellt; der Winkel wieder 

 in seine Lage gebracht, ebenso das Rheotom, die Schliessungszeit der Strom- 

 curve um 1 " genähert, beobachtet, notirt. Das Resultat dieses Versuches ist 

 Stromcurve I (Fig. 1). 



Der Fehler, der von dem durch die Selbstinduction bedingten langsamen 

 Ansteigen der Intensität des Stromstosses herrühren konnte, kommt bei 

 der Trägheit des aperiodischen Systems (Schwingungsdauer 9-66") nicht 

 in Betracht und belastet jedenfalls alle Ablesungen in gleicher Weise. 

 Eine erheblichere Fehlerquelle könnte darin gesucht werden, dass bis zum 

 Stromschluss die freien Enden der Leitung sich mit einer dem Strom- 

 integral entsprechenden Elektricitätsmenge laden mussten und dass sich 

 dann Entladungserscheinungen störend einmischen konnten. Ich habe den 

 Einfluss dieses möglichen Fehlers durch Controlversuche geprüft, in denen 

 die Leitung permanent geschlossen war. Ein grosser Widerstand war in 

 sie eingeschaltet in Form eines Froschsartorius, der zur Vermeidung phy- 

 siologischer Ströme wärmestarr gemacht und mit unpolarisirbaren Elektroden 

 armirt war. Der Bussolkreis mit dem Rheotom war als Nebenleitung an- 

 geschlossen. Solche Versuche ergaben durchaus dieselben Resultate wie 

 die anderen. Wir zweifeln also nicht, dass die Stromcurven in genügender 

 Annäherung den zeitlichen Verlauf der Intensität und ihr Flächeninhalt 

 das Stromintegral darstellt. Die Curve unterscheidet sich erheblich von 

 einer Sinuscurve. Der Anstieg ist erst langsam und beschleunigt und stets 

 weniger steil als der Abfall. Das Maximum liegt näher dem Indifferenz- 

 ais dem 0- Punkt, Aenderung der Bedingungen hat den erwarteten Ein- 

 fiuss. Wenn man das secundäre Drahtbündel mittelst der Mikrometer- 

 schraube in die Höhe zieht, wird die Amplitude kleiner, die Curve flacher 

 Die Curve der Amplituden als Functionen der Schraulienstellungen sieht 

 der Curve der absoluten Graduiruug eines Schlitteninductoriums sehr ähn- 

 lich. Bei langsamer Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe war die — 

 nach Maassgabe der vorhin erwähnten empirischen Curve reducirte — Strom- 

 curve länger gestreckt und von kleinerer Amplitude, als bei Normalge- 

 schwindigkeit. 



