132 OscAE Kohnstamm: 



dem Schreibhebel verbundeues Querblättchen vereinigt sind, weichen, indem 

 sie sich in der Verticalebene drehen, auseinander, so dass sie mit ihren 

 Backen an die beiden Schenkel des Stativs festgeschraubt werden können. 

 Für diese Federn waren in dem Intervall von — 800 ^""^ die Dehnungen den 

 Belastungen nahezu proportional. 



Zur speciellen Versuchsanordnung sei noch Folgendes bemerkt (Taf. IT, 

 Fig. 8): Die Scheibe {Seh) des Magnetinductors lief bei den myographischeu 

 Versuchen beständig um. Die Verbindung der Inductionsrolle mit dem 

 Praeparat wurde durch Umlegen einer Wippe (/F) ohne Kreuz hergestellt. 

 Zu dem einen Klemmschraubenpaar führen die Drähte von der Inductions- 

 rolle des Magnetinductors, das axiale Paar führt zum Muskel. Das andere 

 Paar stand in Verbindung mit der secundären Rolle eines gewöhnlichen 

 Schlitteninductoriums , dessen üeffnungsschläge zur Erzeugung maximaler 

 Zuckungen benutzt wurde. Denn obgleich ich meist mit sieben Daniell 

 am Maguetinductor arbeitete, gab mir dieser doch bei directer Reizung 

 keine maximalen Zuckungen. Dies kam nicht daher, dass etwa das Draht- 

 bündel schon mit Magnetismus derartig gesättigt war, dass die Schwan- 

 kungen durch die Nähe der Magnetisirungsgreuze gedämpft waren; denn 

 durch Vermehrung der Elemente war immer noch eine geringe Steigerung 

 des Reizeffectes zu erzielen. — Die primäre Rolle des Schlitteninductoriums 

 war als Nebenleituug II zur Kette des Elektromagnetos I eingeschaltet. 

 Die Schwankungen um den Gleichgewichtszustand des Magnetismus, wenn 

 der ganze Strom wieder durch I ging, wurden nach entsprechender Cou- 

 trole vernachlässigt. Wenn das Schlitteniuductorium gebraucht werden 

 sollte, wurde die Scheibe {Seh) still gestellt, II geschlossen (Schlüssel S^), 

 die Wippe {W) umgelegt. Zur Verzeichnung einer Curvenschar von Einzel- 

 zuckungen verschiedener Intensität wurde in deu primären Kreis ein feiner 

 labiler Contact eingeschaltet, der durch einen in der Kymographiontrommel 

 eingelassenen Stift geöfl'net wurde. Derselbe Contact wurde zur Oefifnung 

 einer Nebenleitung benutzt, wenn Tetanuscurvenschaaren vom Maguet- 

 inductor aus aufgenommen werden sollten. — Das Kymographion erreichte 

 schon nach einer halben Umdrehung cunstante Geschwindigkeit. 



Um von der Reizreihe jederzeit einen Reiz gesondert wirken lassen zu 

 können, habe ich noch folgende Vorrichtung angebracht (Taf. V). In 

 der Peripherie der Scheibe war ein Stab eingelassen, der bei der Um- 

 drehung über zwei passend construirte Wippen hinglitt, so dass er in der 

 ersten (/J einen Contact öffnete, in der zweiten (/g) einen Coutact schloss. 

 Jede Wippe war in eine besondere Nebenleitung zum secundären Kreis einge- 

 schaltet. Sie sind auf einem Brett in solcher Entfernung befestigt, dass 

 zwischen ihre Oeffnuug und Schliessung genau der Verlauf einer Strom- 

 curve fällt. Vermittelst eines langen zweiarmigen Hebels konnte ich von 



