198 Veehandlungen der Beelinee 



VI. Sitzung am 13. Januar 1893.^ 



Hr. A. KossEL und Hr. A. Eaps führen eine selbstthätige Blutgaspumpe 

 "vor. Dieselbe beruht auf demselben Princip, wie die bisher gebräuchlichen 

 Quecksilberluftpumpen, unterscheidet sich aber von diesen dadurch, dass das 

 Quecksilber nicht durch menschliche Muskelkraft, sondern durch comprimirte 

 Luft gehoben wird und dass die Regulirung nicht durch Hähne, die von der 

 Hand des Experimentators gedreht werden, sondern auf selbstthätige Weise 

 erfolgt. Die wesentlichen Eigenthümlichkeiten dieser Pumpe, besonders die 

 selbstthätige Eegulirung sind von A. Raps erfunden und in den Annalen 

 der Physik sowie in der Zeitschrift für Instrumentenkunde publicirt worden; 

 die Vortragenden haben diesen Apparat für die Blutgasanalyse modificirt. 

 Diese Modification betrifft zunächst den Apparat zum Sammeln der Grase. 

 Während bei der bisher gebräuchlichen Blutgaspumpe das zu entleerende 

 Gras entweder direct in die äussere Luft oder in ein mit Quecksilber ge- 

 fülltes Glasrohr in der Weise hineingedrückt wird, dass es den Widerstand 

 einer ganzen Atmosphaere oder wenigstens einen beträchtlichen Druck zu 

 überwinden hat, wird das Gas hier in einer Glaskugel gesammelt, in der zu 

 Beginn völliges Vaeuum, später äusserst geringer Druck herrscht. Durch 

 diese Einrichtung wird das Austreiben der Gase bedeutend erleichtert. 

 Ausserdem wird vor Beginn des Auspumpens der grösste Theil der Luft 

 durch eine stark wirkende Körting'sche Wasserstrahlpumpe fortgeschafft. 

 Das Trocknen der Gase wird bewirkt, indem das Gas durch concentrirte 

 Schwefelsäure hindurchtritt; sobald der Druckunterschied in den verschiedenen 

 Räumen der Pumpe ein sehr geringer geworden ist, wird durch Drehung 

 der schief gestellten eiförmigen Waschflasche mit excentrisch angebrachtem 

 Bauche das Niveau der Schwefelsäure gesenkt und nunmehr der Rest des 

 Gases in der früher gebräuchlichen Weise getrocknet. Das Trocknen gelingt 

 leicht und sicher. Selbstverständlich sind alle diese Theile nur durch Glas 

 verbunden. 



Die Vortheile der Pumpe bestehen vor Allem darin, dass der Experi- 

 mentator während ihrer Thätigkeit nicht zugegen zu sein braucht, und es ist 

 möglich, ohne Mühe sehr grosse Räume völlig leer zu machen, und zwar 

 in relativ sehr kurzer Zeit. Die Pumpe ist nicht den Unglücksfällen aus- 

 gesetzt, welche bei der manuellen Bewegung des Quecksilbers durch starkes 

 Anschlagen der Metallmassen an die Glaswandung hervorgerufen werden. 

 Bezüglich der ausführlichen Beschreibung muss zum Theil auf die früher 

 erfolgten Mittheilungen der Hrn. Raps,^ zum Theil auf demnächst er- 

 scheinende Publicationen^ verwiesen werden. 



2. Hr. Stabsarzt Prof. Dr. Behring (a. G.) hält den angekündigten Vor- 

 trag: lieber den gegenwärtigen Stand der Blutserumtherapie. 



Nach Darlegung der Aetiologie des Tetanus traumaticus, der Gewinnung 

 von Reinculturen, der Bestimmung des Wirkungswerthes derselben unter Be- 

 rücksichtigung der in den Culturen enthaltenen lebenden Tetanusbakterien 

 und des Tetanusgiftes, demonstrirt der Vortragende solche weisse Mäuse, 



^ Ausgegeben am 10. Februar 1893. 



^ Annalen der Physik. 1890. 



■"' Zeitschrift für Instrumentenkunde, Zeitschrift für physiologische Chemie. 



