516 TiTUS Veewej: 



— -g Amp. (Abstand der Scala 2« 7 ™); durch Anwendung des Hauy 'sehen 



50-10» 



Stabes Hess sich die Empfindlichkeit auf 120 Sc. für die gleiche Strom- 

 stärke steigern. Einer noch weiteren Steigerung fanden wir dadurch eine 

 Grenze gesetzt, dass die Einstellungen übermässig langsam werden und 

 ausserdem unregelmässige Veränderungen des Nullpunkts in störender 

 Weise auftraten. Der letztere Uebelstand rührt hauptsächlich von den 

 Einflüssen der wechselnden Temperatur und Feuchtigkeit auf den Auf- 

 hängefaden her; er verminderte sich auf ein geringes Maass, nachdem wir 

 den dem Instrument beigegebenen Coconfaden durch einen Quarzfaden er- 

 setzt hatten. Bei den Versuchen verwandten wir schhesslich eine ' Asta- 

 sirung von dem Grade, dass 80 Sc, ^ Amp. entsprachen. Dabei be- 



trug die Einstellungszeit bereits etwa 25 See, so dass es nicht räthlich 

 schien, die Empfindlichkeit noch weiter zu vermehren. Die Bewegung des 

 Magnetes war dabei nahezu oder vollständig aperiodisch. Dass in der 

 etzteren Beziehung keine ganz bestimmte Angabe gemacht werden kann, 



liegt an der dem Mikrogalvanometer eigenthüm- 

 "" m/yyyyyy/y/y/^^^^^^^^ Wichen Dämpfungs-Einrichtung. Dieselbe besteht 



"- . _I II-----"'^"^"-'-'-'-"-- ^ nämlich in einem ziemlich grossen Glimmerblatt, 



welches in verticaler Stellung am Magnete 



^^' ■ befestigt ist und in der aus Fig. 8, einem 



Anordnung d. LuftdämpfuDg Horizontalschnitt, ersichtlichen Weise an der 



im Eo senthal'schen Mikro- r? . ttt i i j. -r. n i • j. • x. 



, , TT • i 1 testen Wand der unteren Rolle schwingt; aa ist 



galvanometer. Horizontal- ° ' 



schnitt, aa Glimmerblatt, das Glimmerblatt, hh die Messingwand der Rolle, 

 Ih Messingwand der unteren x die Axe der Drehungen. Die Dämpfung variirt 

 Kolle. X Axe der Drehung, also erstfich erhebhch, je nach dem die Glimmer- 

 scheibe der Messingplatte etwas mehr oder weniger 

 angenähert ist; zweitens aber ist die Dämpfung weit stärker, wenn die 

 Ghmmerplatte so steht, dass ihre breitere Hälfte der Rolle angenähert ist, 

 also bei Abweichungen im Sinne des Uhrzeigers, als bei den entgegen- 

 gesetzten. ^ Dieser Umstand (der übrigens ohne grosse Schwierigkeit zu 

 beseitigen sein würde) macht den Apparat für die Beobachtung von Aus- 

 schlägen untauglich. Für unsern Zweck war er unschädlich, da ohnehin 

 die Beobachtung dauernder Ablenkungen vorzuziehen war. 



Das Differenzialrheotom wurde durch einen Helmhol tz'schen elektro- 

 magnetischen Rotationsapparat in Rotation versetzt, mit der bekannten, 

 diesem letzteren Apparate eignen ausserordentlichen Constanz. Wir wählten, 



^ Stellt man so auf, dass bei Nullstellung die Glimmerscbeibe der EoUe parallel 

 steht, so kann man demgemäss häufig sehen, dass ein und derselbe Strom in der einen 

 Richtung eine aperiodische Einstellung, in der entgegengesetzten aber eine sehr merk- 

 liehe Schwingung bewirkt. 



