Thätigkeitsvorgänge ungleich temperieter Organe. 517 



um möglichst deutliche Wirkungen zu erhalten, eine ziemlich hohe Rotations- 

 geschwindigkeit, etwa 19 pro See. für das ßheotom. Was die Einrichtung 

 des letzteren anlangt, so war dieselbe ein von Petzold in Leipzig nach 

 den Angaben v. Frey 's construirtes. Dasselbe beruht bekanntlich, im Gegen- 

 satz zu der Bernstein'schen Form, darauf, dass nicht die zur Bussole 

 führende Leitung während bestimmter kurzer Zeittheilchen geschlossen, 

 sondern vielmehr eine gute Nebenschhessung, die die Ströme von der 

 Bussole abblendet, vorübergehend unterbrochen wird. Dieses Verfahren 

 wurde zuerst (soweit mir bekannt) von v. Kries benutzt, um den zeitlichen 

 Verlauf der Actionsströme im Muskel bei Momentan- und Zeitreizen zu 

 studiren, ^ jedoch nicht an einem rotirenden Apparat, sondern am Feder- 

 rheonom, wobei dann zur Beobachtung auch nicht die Bussole, sondern das 

 Capillar-Elektometer diente. Das rotirende Diflferenzialrheotom nach gleichem 

 Princip wurde von Frey construirt und zuerst von Lee^ gleichfalls zur 

 Beobachtung von Muskelströmen benutzt. Derselbe Gedanke liegt endhch 

 auch dem von Schönlein ^ gebauten Apparate zu Grunde. Ob die Leistungs- 

 fähigkeit des Apparates oder die Verwendbarkeit des ganzen Princips sich 

 auch auf die viel schneller verlaufenden Actionsströme im Nerven er- 

 streckte, erschien von vornherein nicht ganz sicher. Es kommt dabei in 

 erster Linie darauf an, dass die Nebenschliessung thatsächlich immer nur 

 während der gewünschten sehr kleinen Zeittheilchen unterbrochen wird 

 und sich hinreichend prompt wieder schliesst. Die Einrichtung ist bekannt- 

 lich derart, dass eine federnde Stahllamelle gegen eine Platinspitze sich 

 audrückt; ein an dem Rande des Rheotoms befestigtes Elfenbeinröllchen 

 drückt bei seinem Vorübergange die Feder um ein weniges zurück und 

 öfihet so den Contact. Natürlich würde es fehlerhaft sein, zu glauben, dass 

 die Unterbrechung nur genau so lange dauert, als die Stellung des Röllchens 

 das Anhegen der Feder verhindert; vielmehr muss immer eine, bei schnellen 

 Rotationen wohl kaum mehr zu vernachlässigende Zeit vergehen, bis die 

 von den Röllchen freigegebene Feder sich der Spitze wieder anlegt. Wie 

 sich dies thatsächlich verhält, ist sehr leicht durch das " Experiment festzu- 

 stellen. Man braucht nur einen Strom auf die Bussole einwirken zu lassen, 

 der eine Ablenkung vun passender Grösse, z. B. 600 Sc, bewirkt; schaltet 

 man alsdann den betreffenden Contact des Rheotoms als Abbiendung ein 

 und erhält eine Ablenkung von 6 Sc, so ist zu schliessen , dass der Contact 

 stets während des hundertsten Theiles eines Umlaufes geöffnet ist.^ Die 



1 Dies Archiv. 1884. S. 365. 

 '•* Bies Archiv. 1887. S. 206. 



* Pf lüger 's Archiv. 1889. Bd. XLV. 



* Dabei ist natürlich Bedingung, dass bei Schliessung des Contacts die Ablenkung 

 gleich Null wird, also vollständige Abbiendung stattfindet. 



