518 . TiTüS Yerwej: 



Versuche, die wir in solclier Weise anstellten, zeigten nun allerdings für 

 unsere Zwecke die Noth wendigkeit, die dem Apparat beigegebenen Federn 

 durch erheblich stärkere zu ersetzen. Nach Anbringung solcher aber arbeitete 

 der Contact sehr befriedigend mit einer Uuterbrechungszeit von der eben 

 erwähnten Grösse, welche sich also, da das Rheotom stets 1 9 — 20 Umläufe 

 pro Secunde machte, sich auf etwa Vi9oo~V2ooo S®^- tielief. Die Correctheit 

 der Einstellung des Contacts auf diesen Zeitwerth haben wir sehr häufig, 

 fast vor jedem Versuche, controlirt, eine Sache von wenigen IMinuten, da 

 der Nervenstrom selbst dazu sehr gut benutzt werden kann. 



Ein zweiter Punkt, der grosse Aufmerksamkeit erfordert, ist der 

 folgende. Da die Absicht der Versuche eine Verschiebung jenes als Neben- 

 schliessung dienenden Contacts längs der Peripherie des Apparats erfordert, 

 so ist es von principaler Bedeutung, dass sich bei dieser Verschiebung die 

 TJnterbrechungsdauer nicht ändert. Bei der gegebenen Construction des 

 Contacts kann dieser Fehler eintreten, sobald er nicht ganz genau centrisch 

 zur Achse des Rades sich verschiebt und demgemäss der iibstand der Feder 

 von der Radperipherie sich ändert. Bei unserem Apparate war dieser 

 Mangel in merklichem Betrage vorhanden; es ist uns auch durch Correctur 

 der Stellung der Achse nicht gelungen, ihn ganz zu beseitigen, doch liess 

 er sich soweit einschränken, dass Verschiebungen um die für uns in Frage 

 kommenden Beträge (^7ioo — '^/loo cler Peripherie) in der soeben geschilderten 

 Weise geprüft, keine Aenderungen der Unterbrechungszeit mehr bemerken 

 Hessen. 



Was endlich die x\norduung des für die Reizgebung bestimmten Con- 

 tacts anlangt, so ist bei dem Apparat die Einrichtung derart getroffen, dass 

 für diesen Zweck noch zwei, ganz in ähnlicher Weise durch anschlagende 

 Röllchen zu unterbrechende Contacte zur Verfügung stehen; der eine dient 

 zur Unterbrechung und Schhessung eines primären Stromes, der andere 

 um entweder die Oeffnungs- oder die Schliessungsschläge von dem Prae- 

 parat abzublenden. Wir verzichteten indessen auf die Benutzung dieser 

 Vorrichtung und zogen vor, statt dessen nur einen Contact anzuwenden? 

 dessen Unterbrechungszeit aber möglichst kurz gemacht wurde. ^ Die Zeit 

 der Unterbrechung dürfte hier weniger als ^j^oqq See. betragen haben. 

 Dieser Contact wurde als Nebenschliessung zur primären Spirale eines 

 kleinen luductionsapparates eingeschaltet. Der Nerv erhielt also bei jeder 

 Unterbrechung eine doppelte Stromoscillation von sehr geringer, aber aller- 

 dings nicht ganz genau zu bestimmender Dauer. Um elektrotonische Er- 



' Es ist zu diesem Zwecke nur nötiiig, die durch das Eöllcheu des Eades abzu- 

 drückende Platte sehr schmal zn machen. 



