54 M. von Feey: 



Schliessungstetanus keinen secundären Tetanus giebt. Bei Beginn des Te- 

 tanus und zuweilen am Ende desselben macht das secundäre Präparat je eine 

 Zuckung; es bleibt jedoch in Ruhe solange der erste Muskel tetanisch contrahirt 

 ist. Friedrich schliesst aus den Versuchen, deren Resultat ich bestätigen 

 kann, mit Recht dass sie nichts beweisen gegen die discontinuirliche Natur 

 des Vorganges, indem die Schwankungen nicht in allen Fasern des Muskels 

 gleichzeitig auftreten müssen; dem Nerven des secundären Präparates würde 

 dann nur die Resultirende aller Schwankungen zugeleitet werden. Es ist 

 indessen sehr wohl möglich dass diese Resultirende selbst noch Schwankungen 

 zeigt, ja dieser Fall ist sogar viel wahrscheinlicher als ein schwankungs- 

 loser Verlauf des resultirenden Muskelstromes; hierzu wäre eine ganz gleich- 

 massige Vertheilung aller einzelnen Schwankungen über die Zeit von Nöthen. 

 welche nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten ist. 



Der Ausfäll des secundären Tetanus kann also auch darin begründet 

 sein, dass die Schwankungen nicht die zur Erregung nöthige Amplitude be- 

 sitzen; ihr Nachweis musste daher mit empfindlicheren Prüfungsmitteln 

 versucht werden. Alle feineren galvanischen Messinstrumente reagiren 

 auf Ströme, welche unter der Reizschwelle des Nerven liegen, aber es 

 werden Massen in Bewegung gesetzt, welche raschen Schwankungen nicht 

 zu folgen vermögen. Nur das Capillar-Elektrometer und das Telephon 

 schienen mir zu dem vorliegenden Zwecke verwendbar zu sein und in der 

 That habe ich von beiden Instrumenten positive Auskunft erhalten. 



Bei dem Capillar-Elektrometer hängt alles von der Wahl der Röhre 

 ab. Man muss sehr enge Capillaren nehmen um die Auschläge deutlich 

 zu bekommen. Allerdings wird dadurch die Beruhigungszeit beträchtlich 

 verlängert; dies hat aber keinen Nachtheil, so lange man nicht Messungen 

 sondern nur den Nachweis der Schwankungen beabsichtigt. 



Leitet man dann vom Längs- und Querschnitt des Muskels in passender 

 Weise zum Elektrometer ab, so lassen sich folgende Bewegungen des Queck- 

 silberfadens unter dem Mikroskope verfolgen: Von dem Gleichgewichts- 

 stande, den die Quecksilberkuppe einnimmt, wenn kein Strom durch das 

 Instrument geht, steigt sie bei der Schliessung des Muskelstromes eine 

 gewisse Strecke in die Röhre hinein. Von dieser neuen Höhe fällt sie im 

 Moment des Reizstromes ziemlich jäh zurück auf eine mittlere Höhe. An- 

 statt aber nun wie das Galvanometer ruhig auf diesem Niveau zu bleiben 

 führt die Kuppe beständig kleine Oscillationen aus, die deutlich genug sind 

 um die Beobachtung mit System 2, Hartnack, zu gestatten. Während 

 dieser Zeit lässt der Muskel auf der Trommel des Kymographions eine 

 Spur zurück, die keine Andeutung von Schwankungen zeigt, sondern ganz 

 glatt verläuft. 



