Cd RONAUTOGKAP] IHM. 133 



schon erwähnt, gar nicht federn; der Theil zwischen dem Anker und der 

 Befestigung im Rähmchen federt auch nur an einer kurzen Stelle, er be- 

 steht aus hartem Messingblech, welches an einem Punkte mit der Rund- 

 feile von oben her so weit ausgefeilt ist, als für die Bewegbar keit des Ankers 

 durch den Magnet erfordert wird. Für diesen Fall ist dann das System, 

 wenn der Anker auf seiner Schraubenspitze ruht, für nach aufwärts ge- 

 richtete Bewegungen als ein starres anzusehen — vorausgesetzt, dass an 

 der Schreibfläche keine übermässige Reibung stattfindet, was ja übrigens 

 auch aus anderen Gründen nicht statthaft 

 ist und jedenfalls vermieden werden muss. ■< 



In nebenstehender Figur ist ein Stück y\ 



einer mit dem Chronautographen gezogenen 

 Curve getreu abgebildet. 



Die Breite eines Zahnes oder einer 

 Lücke des untersten Zuges entspricht Vio "• 

 Die (im Sinne des Pfeiles) erste kleine Erhebung des oberen Zuges zeigt 

 den Moment, in welchem die Brücke des Rheonoms durch die Nullstellung 

 durchging, die zweite, grössere Erhebung ist die vom Muskel gezeichnete 

 Zuckungscurve. 



