Feed. Klug: Übek den Einfluss der Kohlensäure u. s. w. 135 



In die Lungen der Versuchsthiere bliesen wir die Gase mit Eülfe eines 

 künstlichen Respirationsapparates, welchen nach meinen Angaben unser 

 hiesiger Universitäts-Mechanious Hr. Ferdinand Süss verfertigt hatte. 



Dieser Apparat bestand erstens aus zwei metallenen Gasometern von 

 ■ je 28 Liter Rauminhalt und zweitens einem die künstliche Respiration mit 

 Hülfe einer B u n s e n 'sehen Tauchbatterie und eines Uhrwerkes regierenden 

 Apparate. Beide Gasometer waren dem Hutchinson'schen Spirometer 

 gleich gemacht. Nur hatten wir das in das Gasometer führende Rohr 

 aussen mit einem Doppelhahne versehen. Das eine der beiden Gasometer 

 diente als Inspirator 1 , das andere als Exspirator, je nachdem wir mit dem 

 entsprechenden Gewichte den inneren Cy linder selbst oder das denselben 

 hebende Aequilibrirungs - Gewicht beschwerten. Der Apparat ist mit einer 

 Anzahl solcher Auflagegewichte versehen, so dass man den Druck und Zug 

 nach Bedarf variiren kann. 



Von den beiden Gasometern wurde der Inspirator noch vor Beginn der 

 Versuche mit dem betreffenden Gase gefüllt. Da der Doppelhahn eine Ver- 

 bindung mit dem als Reservoir dienenden grossen Gasometer auch während 

 des Versuches gestattete, so konnte der Inspirator, wenn nöthig, auch 

 während desselben mit Gas neu gefüllt werden, wie auch die Luft aus 

 dem Exspirator während des Versuches ausgetrieben werden konnte, ohne 

 diesen zu stören. Selbstverständlich erneuerten wir auch in diesen Gaso- 

 metern das Wasser, sobald wir unsere Versuche mit dem einen Gase be- 

 endet hatten und zu einem zweiten übergingen. 



Beide Gasometer (Inspirator und Exspirator) wurden auf einem Tische 

 neben einander aufgestellt und vor dieselben der Elektromagnet, welcher 

 zum Auslösen der Respirationen diente, gegeben. Diesen Elektromagnet 

 zeigt Fig. 1. Aus der Mitte einer Messingplatte erhebt sich Rohr a, das 

 rechts und links zwei Rohre b und c .trägt. Das eine dieser beiden Seiten- 

 rohre verbindet ein Kautschukrohr mit der einen Oeffhung des Doppelhahnes 

 am Exspirator, das andere ein zweites mit der am Inspirator. Aus dem 

 Rohre a erhebt sich ein senkrecht durchbohrter drehbarer Zapfen d, welcher 

 entsprechend der Höhe der Einmündung des b- und c-Rohres doppelt durch- 

 bohrt ist, jedoch so, dass b und c abwechselnd mit einem der zwei senk- 

 rechten Bohrlöcher des Zapfens d in Verbindung treten, wenn dieser in 

 dem a-Rohre, das sein Lager bildet, gedreht wird. 



Aus dem Caliber des Zapfens d führt noch ein Rohr e hinaus, dessen 

 Fortsetzung das Kautschukrohr i ist, das bei k gebogen und zugleich in der 

 angedeuteten "Weise an den Apparat befestigt ist. Der Zapfen trägt an 

 seinem oberen Ende eine viereckige Eisenplatte /, welche an ihren stumpfen 

 Ecken je einen Eisenanker hält (zwei derselben sind in der Zeichnung bei 

 g und h sichtbar), unter welchen isolirt vier Elektromagnete stehen. Der 



