456 "Verhandlungen der Berliner 



2) Diese Bewegungen werden sofort gehemmt, wenn die peripheren 

 Stümpfe der am Halse durchschnittenen Vagi mit Inductionsströmen gewisser 

 Intensität und Frequenz tetanisirt werden. 



3) Die durch Blutcirculation beruhigte Kardia wird — ebenso wie die gar 

 nicht anaemisch gemachte — durch Vagusreizung zu rhythmischen Contractionen 

 angeregt. 



Endlich zeigte Hr. Openchowski mikroskopische Präparate vom Nerven- 

 geflecht an der Kardia, an welcher er mehrere vielzellige Ganglienhaufen ge- 

 funden hat. Er demonstrirte ferner an Präparaten, dass Vagusäste direct 

 in Ganglien des Auerbach'schen Geflechtes eintreten. 



XVII. Sitzung am 29. Juni 1883. 1 



Hr. Curt Lehmann spricht: „Ueber zwei Apparate zur künstlichen 

 Respiration der Thiere." 2 



Die zur künstlichen Respiration der Thiere bisher angewendeten Apparate 

 sind zum Theil, wenn sie gewissen Anforderungen der physiologischen Unter- 

 suchung entsprechen sollen, sehr kostspielig oder erfordern zur Aufstellung und 

 zur Unterhaltung des Betriebes besondere Räume und sorgfältige Ueberwachung. 

 Vortragender construirte deshalb folgende kleine Apparate, die in dieser Richtung 

 nur geringe Anforderungen stellen und den bei seinen Versuchen vorliegenden 

 Zwecken vollständig entsprachen. 



Bei diesen Versuchen handelte es sich einmal darum, ein Thier in der 

 Weise zu respiriren, dass die Respirationsproducte analysirt und der nicht ver- 

 brauchte Sauerstoff wieder zur Verwendung kommen konnte. Unstreitig wird zu 

 diesem Zwecke die zuerst von Pettenkofer bei seinem bekannten Respirations- 

 apparate angewandte, später von Zuntz u. A. gebrauchte Quecksilber-Glocken- 

 Pumpe benutzt. Bekanntlich wird bei derselben die Luft dadurch bewegt, dass 

 zwei Glasglocken in mit Quecksilber gefüllten Gefässen, durch deren Boden bis 

 über das Niveau des Quecksilbers eine Röhre geführt ist, auf und nieder ge- 

 zogen werden. Die von den Glocken durch die Röhre angesaugte bez. ge- 

 drückte Luft circulirt dann mit Hülfe geeignet gestellter Müller 'scher oder 

 Voit'scher Quecksilberventile zwischen Lunge des Thieres und Spirometer. Die 

 Aufstellung einer solchen Pumpe bietet keine besonderen Schwierigkeiten; weniger 

 leicht ist es, einen geeigneten Motor zur Bewegung der genannten Glocken zu 

 beschaffen. Am einfachsten und billigsten erscheint es, hierzu einen der in 

 mannigfacher Form construirteu "Wassermotoren zu verwenden. Die einfacheren 

 derselben besitzen aber den Nachtheil, dass sie in Folge von Undichtigkeiten 

 (abgesehen von der Gefahr des Reissens der Schlauchverbindungen) leicht eine 

 sehr unangenehme Ueberschwemmung auf dem Experimentirtisch anrichten. Dann 

 lässt aber besonders die Regelmässigkeit ihres Ganges wegen des stets wech- 

 selnden Druckes in der Wasserleitung sehr zu wünschen übrig. 



Vortragender construirte daher folgenden Motor, der mit verdünnter Luft 

 bewegt, und dessen Gang durch eine elektrische Uhr regulirt wird. (Vgl. Figur.) 



1 Ausgegeben am 7. Juli 1883. 



2 Mittheilung aus dem thierphysiologiseheu Institut der landwirtschaftlichen 

 Hochschule zu Berlin. 



