458 Veehandlungen dee Beelinee 



magnet J ausgelöst. In den bisher ausgeführten Respirationsversuchen wirkte 

 der durch eine elektrische Uhr in Thätigkeit gesetzte Magnet alle zwei Secunden, 

 so dass in dieser Zeit regelmässig eine Füllung und Entleerung der Lunge des 

 Versuchsthieres erfolgte. Die Verstellung des Muschelschiebers durch die Kolben- 

 stange geschieht in folgender Weise. An letzterer ist durch einen Querarm 

 eine Messinghülse E befestigt, in der sich eine, oben und unten durch nach 

 innen bewegliche Messingplättchen in der Lage erhaltene Spiralfeder befindet. 

 Beide Messingplättchen sind durchbohrt und lassen einen mit dem Muschelschieber 

 verbundenen, mit der Kolbenstange parallel gestellten und mit Schraubenwindungen 

 versehenen Eisenstab F hindurchgehen. An letzterem sind oberhalb und unter- 

 halb der genannten Hülse kleine Kloben L, L angeschraubt, die einen grösseren 

 Durchmesser besitzen als die oben erwähnten Durchbohrungen der Messing- 

 plättchen. In Folge dessen wird die Spiralfeder bei der oberen und unteren Stel- 

 lung des Kolbens in entgegengesetzter Richtung gespannt und muss nach Auslösung 

 des Sperrhakens den Muschelschieber nach oben bez. nach unten verschieben. 



Je nachdem die erwähnten Kloben mehr oder weniger weit auseinander 

 gestellt werden, kann man die Hubhöhe des Kolbens und damit die der Glocken 

 von 20 em auf 3 cm verstellen. 



Das Aussaugen der Luft zum Betriebe des Apparates geschieht durch eine 

 einfache Wasserstrahlluftpumpe. Um sich von den Schwankungen des Druckes 

 in der Wasserleitung zu emancipiren, wird ein grösseres Gefäss zwischen Wasser- 

 strahlpumpe und Motor eingeschaltet, in dem die Luft Verdünnung durch ein 

 Federventil auf einer constanten Grösse erhalten werden kann. 



Die Wasserstrahlpumpe wird so gestellt, dass sie auf alle Fälle ein ge- 

 nügendes Luftquantum' fortschafft; das „Mehr" strömt durch genanntes Ventil 

 in das zwischengeschaltete Gefäss. 



Durch diese Anordnung wird freilich die Kraft der Wasserleitung nicht 

 so hoch wie durch Wassermotoren ausgenutzt, was aber in Anbetracht des über- 

 haupt nur geringen Kraftverbrauchs und gegenüber der sicheren, gleichmässigen 

 und sauberen Arbeit des Motors nicht in's Gewicht fallen kann. 



Zu erwähnen wäre noch, dass durch geeignete Verbindung der Kolbenstange 

 mit grösseren, durch einen Schnurlauf verbundenen und daher sich alternirend 

 auf und nieder bewegenden Glocken die Ventilation von grösseren Räumen, in 

 welchen sich Versuchsthiere befinden, bewerkstelligt werden kann. 



Bei einer Reihe von anderen vom Vortragenden ausgeführten Versuchen 

 war die künstliche Respiration nicht ein integrirender Theil der Untersuchung 

 selbst, sondern nur Mittel zum Zweck. Die Respirationsproducte sollten nicht unter- 

 sucht werden, es handelte sich nur darum, das Thier, dessen Athemmusculatur ge- 

 lähmt war, am Leben zu erhalten. 



Dauern solche Versuche nur kurze Zeit, so hat die Ventilation der Lunge 

 durch einen einfachen Blasebalg keine Schwierigkeit. Anders ist es jedoch. 

 wenn die künstliche Respiration sich durch acht und mehr Stunden ausdehnen 

 soll, besonders wenn dabei eine starke Erniedrigung der Körpertemperatur des 

 Thieres stattfindet. In letzterem Falle wird durch alleiniges Einblasen von Luft 

 die Lunge so wie die Rippen- und Zwerchfell-Musculatur so ausgedehnt, dass 

 entweder durch deren Elasticität eine nur ungenügende Exspiration erfolgt oder 

 bei verstärkter Einblasung die Lunge geschädigt wird. Ausserdem dürfte für 

 manche Versuche, wie weiter unten noch näher hervorgehoben werden wird, die 

 durch die einseitige Einblasung veränderte Blutcirculation sehr störend wirken. 



