PHYSIOLOGISCHEN CrESELLSCHAFT. -- ClHlT LEHMANN. 159 



Vortragender hält es in diesem Falle für das einfachste und rationellste Ver- 

 fahren der künstlichen Respiration, die Lunge des Thieres in den erforderlichen 

 Intervallen abwechselnd mit einem grösseren Räume, in welchem sich bis zu 

 .einem bestimmten Grade eoniprimirte, und einem solchen, in dum sich in eben- 

 falls gleichbleibendem Grade verdünnte Luft befindet, zu verbinden. Ms wird 

 dann die Lunge stets in dem für die Constitution des Thieres richtigem Maassc 

 aufgeblasen bez. entleert und damit die Respiration in Wahrhoit zu einer voll- 

 ständig passiven gemacht. 



Wie schon mehrfach vorgeschlagen worden (Kronecker, Ewald u. A.), 

 benutzt Vortragender zur Ventilation der Lunge das Wasserstrahltrommelgebläse. 

 Das Saugrohr und die Trommelöffnung desselben werden je mit einer grossen 

 Wo ulf 'sehen Flasche verbunden, von denen ferner Schläuche zu einer in der 

 Trachea des Thieres befindlichen Y-Canüle führen. Die Woulf'sche Flasche, 

 in der die Luft comprimirt wird, ist ausserdem mit einem Glasrohr von etwa 

 1 cm Durchmesser im Lichten verbunden, welches verschieden tief in eine con- 

 contrirte Ca Cl 2 -Lösung eingetaucht werden kann. Die andere Woulf'sche Flasche 

 ist ferner mit dem kurzen Rohr einer Art Spritzflasche verbunden, in der sich 

 Ca CL -Lösung befindet und deren langes Rohr, das in die Lösung in gewünschter 

 Tiefe eintaucht, mit der Atmosphaere communicirt. Werden die zum Thiere 

 führenden Schläuche verschlossen, so sieht man leicht, dass durch die Wirkung 

 des Gebläses in denj beiden Wo ulf 'sehen Flaschen die Luft stets in gleich- 

 massiger Verdichtung bez. Verdünnung gehalten werden muss. Die Luft, welche 

 das Gebläse zu viel liefert bez. aussaugt, strömt nach Ueberwindung des gleich- 

 bleibenden Druckes der bez. Säulen der Ca Cl 2 -Lösungen in die Atmosphaere aus 

 bez. in die Flasche mit verdünnter Luft hinein. Es wird sonach der Fehler 

 vermieden, der sich bei stark wechselndem Drucke in der Wasserleitung unbedingt 

 zur Geltung bringen muss, wenn das Gebläse oder noch schlimmer das Saug- 

 ! röhr direct auf die Lunge des Thieres wirkt. 



Die abwechselnde Verbindung der beiden Luftreservoire mit der Lunge des 

 Thieres geschieht in der Weise, dass die betreffenden Schläuche oberhalb und 

 unterhalb des längeren Armes eines Hebels, der sich zwischen zwei festen 

 Balken bewegt, geführt werden, so dass durch Niederdrücken des Hebelarmes 

 der untere Schlauch geschlossen wird, der obere aber offen ist, durch Empor- 

 heben des Armes dagegen umgekehrt der obere Schlauch zugeklemmt und der 

 untere geöffnet wird. Der Hebelarm wird durch eine Feder niedergedrückt ge- 

 halten. Am kürzeren zweiten Arm des Hebels befindet sich der Anker eines 

 durch eine elektrische Uhr in gewünschtem Rhythmus magnetisirten Elektro- 

 magnetes, durch dessen Wirkung der längere Hebelarm gehoben wird. Statt der 

 elektrischen Uhr kann auch der Schluss des Stromes mit Hülfe eines durch den 

 , Hebel selbst in Schwingungen versetzten Pendels oder Metronoms bewirkt werden. 



Die Schläuche werden an der Stelle, wo sie der Hebel abklemmen soll, 

 zweckentsprechend dünnwandig gewählt, um keines sehr starken elektrischen 

 Stromes benöthig zu sein. 



Aus dieser kurzen Beschreibung ist wohl ersichtlich, dass der ganze Apparat 

 ein äusserst einfacher ist und mit Ausnahme des Elektromagnetes auch durch 

 gewöhnliche Handwerker hergestellt werden kann. Die befriedigende Wirkung 

 desselben wird wohl dadurch genügend bewiesen, dass es mehrfach gelungen ist, 

 mit ihm Kaninchen über acht Stunden bei starker Abkühlung des Körpers zu 



