586 Friedrich Martius: 



in der Richtung des Stromes erleidet, von dem dasselbe dauernd durch- 

 flössen wird. Ein anodischer Strom treibt den Quecksilbermeniscus nach 

 der Spitze der Capillare (abwärts y), ein kathodischer Strom nach dem 

 dickeren Theile derselben (aufwärts j), wenn man die Stromrichtung als 

 anodisch oder kathodisch bezeichnet, je nachdem der capillare Meniscus 

 als Anode oder als Kathode dient. Diesem Gesetze zu Folge ist das Instru- 

 ment geeignet, auf sehr bequeme Weise schnell und sicher die in einem 

 Kreise vorhandene Stromesrichtung anzuzeigen. Dabei ist jedoch wohl zu 

 beachten, dass, wenn die Stromstärke gewisse, mit der Empfindlichkeit des 

 Instrumentes wechselnde, sehr niedrige Grenzen überschreitet, ein anodischer 

 Strom das Quecksilber sehr leicht zum Auslaufen bringt und dadurch das 

 Instrument momentan unbrauchbar macht. Schon bei Ableitung des 

 ruhenden Muskelstromes vom künstlichen Querschnitt und natürlichen 

 Längsschnitt ist es gerathen, die Stromesrichtung durch das Instrument 

 zuerst kathodisch zu wählen, d. h. die Querschnittselektrode mit dem zum 

 capillaren Meniscus führenden Drahte zu verbinden, um jener Eventualität 

 sicher zu entgehen. Die Grösse der Verschiebung wächst mit der Strom- 

 stärke, jedoch ist das Gesetz der Abhängigkeit zwischen beiden unbekannt. 

 Auf dem neugewonnenen Punkte bleibt der Meniscus so lange unverrückt 

 stehen, wie der Strom in völlig constanter Grösse das Instrument durch- 

 fliesst. Sobald dagegen der Strom in positivem oder negativem Sinne eine 

 Schwankung erleidet, zeigt dies der Meniscus durch eine Verschiebung in 

 demselben Sinne an. Unterbricht man an irgend einer Stelle den Kreis, 

 so bleibt der Meniscus an der Stelle der Capillare stehen, die ihm der 

 Strom zuvor angewiesen hatte, er bleibt „geladen". Erst sehr allmählich 

 und langsam beginnt der Quecksilberfaden seiner ursprünglichen Ruhelage 

 zuzustreben. Schliesst man dagegen nach Ausschaltung der Stromquelle 

 die Zuleitungsdr ähte des Instrumentes zum Kreise in sich, so gleicht sich 

 die Ladung fast momentan aus, der Meniscus kehrt schnell und mit grosser 

 Genauigkeit zu seiner ursprünglichen Lage (zum Nullpunkt) zurück. Es 

 ist daher als feststehende Regel hinzustellen, dass man das Instrument 

 nie anders als unter Anwendung eines du Bois-Reyniond' sehen Vorreiber- 

 schlüssels als Nebenschliessung benutzt. Durch Oeffnimg des Schlüssels 

 wird der zu untersuchenden Stromquelle der Zugang zum Instrument ge- 

 bahnt, durch Schluss desselben wird einerseits die Stromquelle vom Instru- 

 mente abgeblendet, andererseits der Ladung des Instrumentes die Möglich- 

 keit geboten, sich sofort auszugleichen. 



Da die elektromotorische Kraft eines Daniell viel zu gross für das 

 Instrument ist, wurde, um über geeignete Kräfte zu verfügen, das Prineip 

 der Nebenschliessung benutzt. Wurde die Brücke des angewandten Rheo- 

 chords auf Null gestellt, so war, trotz des sehr kleinen Widerstandes 



