588 Friedeich Martius: 



Es liegt auf der Hand, dass die Kenntniss dieses Verhaltens hei der 

 Beurtheilung von Resultaten physiologischer Experimente mittels des Capillar- 

 elektrometers von Wichtigkeit werden kann. Denn wenn ein von elektro- 

 motorischen Wirkungen begleiteter physiologischer Vorgang im Capülar- 

 elektrometer nur durch eine Gesammtverschiehung ohne Oscillationen 

 sich anzeigt, so darf daraus nicht unter allen Umständen geschlossen 

 werden, dass die beobachtete Stromschwankung eine stetige sei. Der 

 elektrische Vorgang kann auch aus periodischen Stromschwankungen 

 sich zusammensetzen, die nur deswegen am Meniscus nicht sichtbar werden, 

 weil entweder für die in Wirksamkeit befindliche elektromotorische Kraft 

 die Frequenz der Oscillationen zu gross, oder in Ansehung der Frequenz 

 die elektromotorische Kraft zu gering ist. 



Ferner tritt, je grösser die Zahl der Unterbrechungen wird, um so 

 deutlicher das bereits für die dauernde Durchströmung angegebene Gesetz 

 hervor, dass caeteris paribus die Gesammtverschiehung durch den anodischen 

 Strom abwärts grösser ist, als die Gesammtverschiehung aufwärts durch 

 den kathodischen Strom. 



Erheblich höhere Frequenzen als 45 Unterbrechungen des constanten 

 Stromes in der Secunde sind bei der angegebenen Versuchsanordnimg nicht 

 anwendbar, weil dann bei einer Stromesstärke, die noch zu schwach ist, 

 einen deutlich erkennbaren Saum zu geben, die Gesammtverschiehung be- 

 reits so gross wird, dass der Meniscus aus dem Gesichtsfelde verschwindet 

 und bei anodischer Stromrichtung' das Quecksilber ausläuft. Diesem Uebel- 

 stande lässt sich jedoch leicht durch Compensation abhelfen. Die zu diesem 

 Zweck getroffene Versuchsanordnung ist aus der Figur (S. 589) ohne Weiteres 

 verständlich. D, und D n sind zwei Daniell'sche Elemente, W, und Jf n 

 zwei Pohl' sehe Wippen. C stellt den Compensator, Rh das Rheochord, 

 U den Unterbrecher, CE das Capillarelektrometer, S einen Vorreiber- 

 schlüssel vor. Der mit Str bezeichnete Apparat ist vorläufig nicht zu be- 

 trachten und der Unterbrecher (U) direct mit dem Rheochord verbunden 

 zu denken, wie es die gestrichelte Linie andeutet. 



Zunächst werde die Spitze des Unterbrechers, ohne zu schwingen, im 

 Quecksilber eingetaucht erhalten, so dass der Rheochordkreis dauernd ge- 

 schlossen bleibt. Stellt man nun die Wippen so ein, dass in dem Stück 

 a b des Compensatordrahtes die von beiden Elementen stammenden Ströme 

 entgegengesetzte Richtung haben, so lässt sich leicht bei jeder Stellung der 

 Rheochordbrücke {Bv) diejenige Länge für das Stück ab des Compensator- 

 drahtes finden, bei der nach Oeffnung des Schlüssels (S) der Quecksillw- 

 meniscus in Ruhe bleibt. Selbstverständlich bleibt er es nun auch dann. 

 wenn man durch Umlegen der Wippen beide Stromesrichtungen umkehrt. 



Lässt man nunmehr nach genauer Compensation die Feder des Unter- 



