590 Friedrich Martius: 



ruhiges, klares Bild zu erhalten. Die Quecksilbersäule schwankt unruhig 

 hin und her, während der Saum bald erscheint; bald wieder verschwindet. 

 So wird die Beobachtung des Meniscus im Capillarelektrometer das sicherste 

 und empfindlichste Mittel, bei hohen Frequenzen der unterbrechenden Fedei; 

 die Reinheit des Contactes zu prüfen. Nur wenn bei vollkommener Com- 

 pensation der G. V. nach Oeffhung des Schlüssels ein deutlicher, ruhiger 

 Saum auf dem vorher ganz scharfen Bilde der Quecksilberkuppe erscheint, 

 während die Quecksilberkuppe selbst keine Verschiebungen und keine 

 Schwankungen zeigt, nur dann ist der Contact als vollkommen rein zu 

 betrachten. Es kann dieses Kriterium auch für die Reizversuche einige 

 Bedeutung gewinnen, wenn man sich erinnert, dass auch der Muskel ein 

 ganz ähnliches Verhalten ungenügenden Contacten gegenüber zeigt. 



Uebrigens darf nicht unerwähnt bleiben, dass bei mehr als 100 Strom- 

 stössen in der Secunde es bereits sehr schwer ist, trotz sorgfältigster Rein- 

 haltung des Spülcontactes, unregelmässige Schwankungen des Meniscus zu 

 verhüten. 



Jedenfalls ist, wenn man die Trägheit aller anderen Rheoskope in 

 Betracht zieht, die nachgewiesene Beweglichkeit des capillaren Meniscus 

 eine überraschend grosse. Nur durch die Beweglichkeit der contnu-tilen 

 Elemente des Muskels scheint sie übertroffen zu werden. 



Aber noch fehlt der wichtige Nachweis, dass die Schwingungsperiode 

 des Meniscus mit derjenigen der unterbrechenden Feder wirklich überein- 

 stimmt. Denn ohne weiteres lässt sich gar nichts darüber aussagen, aus wie viel 

 Schwingungen sich der für unser Auge immer gleiche graue Saum zusammen- 

 setzt, der bei allen Unterbrechungsfrequenzen über 20 erscheint. Auf Rath 

 des Hrn. Professor Kronecker nahm ich meine Zuflucht zur strobosko- 

 pischen Methode, mit deren Hülfe es mir überraschend leicht und einfach 

 gelang, den gesuchten Nachweis zu führen. 



An die Spitze des Schreibhebels eines sehr beweglichen elektromagne- 

 tischen Schreibapparates (Pfeil 's Chronograph) befestigte ich an Stelle der 

 Schreibspitze ein viereckiges Blättchen Papier von 1 Q cm Grösse. Schaltet 

 man diesen Apparat (Str), wie die Figur zeigt, in den Unterbrecherkreis 

 ein und lässt die Feder des Unterbrechers spielen, so schwingt der Schreib- 

 hebel in der Periode der unterbrechenden Feder mit. Das an der Spitze 

 des Hebels befindliche Papierblättchen, welches bei genügender Länge des 

 Hebels ziemlich bedeutende Exemtionen macht, zeigt dann (bei genügend 

 grosser Frequenz) an seinem oberen und unteren Rande einen breiten, 

 grauen Saum, während das Blättchen selbst in Ruhe zu verharren scheint. 

 Bringt man nun das schwingende Blättchen so zwischen das Objectiv des 

 zur Beobachtung dienenden Mikroskops und das Bild des schwingenden 

 Meniscus, dass die Oscillationen des Meniscus (resp. der graue Saum) durch 



