PHYSIOLOGISCHEN GrESELLSCHAFT. — FeIEDLÄNDEE. — f]WALD. 109 



Und zwar derartig, dass, wenn sie an's Ende des zur Verfügung stehenden 

 Arterienstückes angelangt ist, dort die Compression aufgehoben wird, während 

 zu gleicher Zeit am Anfange desselben Arterienstückes eine neue Compressions- 

 stelle entsteht. Die Schnelligkeit, mit der man die Compressionsstelle bewegt, 

 bedingt, solange es nicht am nöthigen Zuflüsse von Seiten des Herzens mangelt, 

 die Geschwindigkeit des Blutstromes in der Arterie. 



Bezeichnet man ganz allgemein mit dem Namen „Pelotte" denjenigen Theil 

 eines Instrumentes, der bestimmt ist, einer Arterie anzuliegen, um dieselbe ent- 

 weder zu comprimiren oder durch den in ihr herrschenden Druck bewegt zu 

 werden, so bestehen die einfachsten Haemomotoren aus einer Anzahl kleiner wal- 

 zenförmiger Pelotten, die auf die Speichenenden eines Eades aufgesetzt sind und 

 über die Arterie gerollt werden. 



Eine andere Form der Haemomotoren stellt eine Schraube mit sehr grosser 

 Steigung dar, deren Axe parallel der Arterie zu liegen kommt, und deren peri- 

 pherer Eand immer an derjenigen Stelle, die bei der Drehung auf die Arterie 

 drückt, als Pelotte wirkt. Diese Form bietet wenig Vortheile dar, selbst dann, 

 wenn man den durch die Schraube auf die Arterie ausgeübten seitlichen Zug 

 eliminirt. 



Die besten Resultate hat bis jetzt eine dritte Form der Haemomotoren ge- 

 geben, bei der die Pelotten nicht in der Richtung des Blutstromes verschoben 

 werden, sondern nur eine Bewegung senkrecht auf die Axe der Arterie machen. 

 Das zuletzt nach diesem Principe construirte Instrument besteht aus sechs Pelotten, 

 von denen die erste und die letzte möglichst schmal sind, die mittleren aber 

 1 "^^ Breite haben, so dass das für das Instrument nöthige Arterienstück 44 ™"^ 

 beträgt. Die Pelotten sind an Stangen befestigt, welche an ihrem anderen Ende 

 kleine Rädchen tragen. An jedes dieser Rädchen greift ein Excenter an, der 

 den Stab und daher auch die Pelotte niederdrückt, während Spiralfedern den 

 Stab wieder nach oben, d. h. also von der Arterie abdrücken. Eine Mila'o- 

 meterschraube gestattet die Pelotten so weit herab zu schrauben, dass jede bei 

 ihrer tiefsten Stellung die Arterie vollständig comprimirt. Die Excenter, die 

 auf einer gemeinschaftlichen Axe befestigt sind und durch die äussere Kraft in 

 Rotation versetzt werden, haben eine derartige Stellung zu einander, dass jede 

 Pelotte erst dann zu wirken anfängt, wenn durch die vorhergehende eine voll- 

 ständige Compression erzielt worden ist, welche letztere auch so lange fortbe- 

 steht, bis die Bewegung der zweiten Pelotte vollendet ist, dann aber sofort wieder 

 aufgehoben wird. Die erste Pelotte bewegt sich dabei ebenso wie eine siebente 

 wirken würde. 



Zur Kraftübertragung wird eine Pese aus Leder benutzt, welche in weitem 

 Bogen nach unten geführt ist und hier eine Rolle trägt. An der Rolle hängi; 

 eine Schale, um Gewichte aufzunehmen, die dann der Pese die nöthige Span- 

 nung geben. 



Ist das Instrument in richtiger Weise applicirt, so comprimirt es, solange 

 es nicht in Bewegung gesetzt wird, die Arterie vollständig. Fängt es dann 

 an zu arbeiten, so treibt es mit zunehmender Tourenzahl der Excenteraxe immer 

 mehr Blut durch die Arterie, so dass nicht nur die normale Geschwindigkeit 

 des Blutstromes wieder erreicht, sondern dieselbe sehr bedeutend gesteigert wird. 

 Eiii ideales Instrument würde dieselbe Strömungsgeschwindigkeit hervorbringen 

 können, die das aus der geöffneten Arterie spritzende Blut haben würde. Da- 

 hinter bleiben vorläufisr die Instrumente bedeutend zurück. Trotzdem aber lässt 



