110 Verhandlungen der Berliner 



sich die Gescliwindigkeit und damit auch der Blutdruck sehr steigern. So 

 wurde z. B. an einem kleinen Hunde, der 150 ""^ Hg Blutdruck (mit dem ge- 

 wöhnlichen Quecksilbermanoraeter gemessen) in der einen Carotis hatte, in der 

 Thyreoidea der anderen Seite (ebenfalls mit dem Quecksilbermanometer gemessen) 

 der Blutdruck auf 280 ""^ gebracht als der Haemomotor auf die entsprechende 

 Carotis gesetzt wurde. 



Mit Hülfe eines solchen Instrumentes kann man also z. B. durch ein diüsiges 

 Organ oder einen anderen speciellen Körpertheil, wie eine Muskelgruppe, das 

 G-ehirn u. s. w. das Blut mit vermehrter Geschwindigkeit treiben, auch andererseits 

 durch Aufsetzen dreier derartiger Instrumente auf die beiden A. carot. und die 

 Bauchaorta, das Herz von einem grossen Theil seiner Arbeit entlasten. 



Lässt man aber das Instrument mit constanter Geschwindigkeit arbeiten 

 und zieht man überdies den sehr geringen Einfluss der Herzthätigkeit auf die 

 Wirkung des Instrumentes in Rechnung, so gelingt es eine Curve der peripheren 

 (accessorischen) Widerstände in dem betreffenden Gefässgebiet zu erhalten. Denn 

 der Blutdruck unterhalb (im Sinne des Blutstroms) des Instrumentes gemessen 

 ist dann nur von den accessorischen Widerständen abhängig. 



Die Blutdruckcurve oberhalb des gleichmässig wirkenden Instrumentes re- 

 präsentirt die Curve der Herzthätigkeit. 



Eine Zusammenstellung dieser beiden Curven, also der des accessorischen 

 Widerstandes und der der Herzthätigkeit, ergiebt eine Curve des Blutdruckes 

 und eine der Blutgeschwindigkeit. 



Letztere kann man für eine einmalige Bestimmung auch so erhalten, dass 

 man dem Haemomotor diejenige Drehungsgeschwindigkeit giebt, die noth wendig 

 ist, um unterhalb desselben den ursprünglich beobachteten Blutdruck wieder zu 

 erhalten und dann an der herausgeschnittenen Arterie die Leistung des In- 

 strumentes bei der gefundenen Geschwindigkeit misst. 



Um den Druck in den Arterien ohne Verletzung derselben zu messen, 

 kommen Pelotten zur Verwendung, welche bei der geringsten Erhebung oder 

 Senkung je nachdem einen besonderen elektrischen Contact auslösen. Nur inner- 

 halb dieser kleinen Grenze ist die Pelotte beweglich. Die Contacte bewirken 

 auf elektro magnetischem Wege die Ausschaltung zweier Hemmungen, die dem 

 a- und dem /j-Rade eines Planetenrads)rstems angelegt sind. Nicht gehemmt 

 bewegen sich die beiden Räder in demselben Sinne und bewirken daher, einzeln 

 durch die Contacte der Pelotte in Bewegung gesetzt, eine Rechts- bez. Links- 

 drehung des 7" Rades. Da nun an die Pelotte eine lange Spiralfeder angreift, 

 die entsprechend der Drelmngsrichtung des /-Rades stärker oder schwächer ge- 

 spannt wird, die Drehungsrichtung aber von den Contacten abhängt und diese 

 wieder durch den Blutdruck in der Arterie bestimmt werden, so wird die Pelotte 

 stets dem Blutdruck entsprechend belastet und diese verschiedenen Belastungen 

 werden als Längen der Sph-alfeder graphisch dargestellt. 



Der Vortragende setzt darauf einen Haemomotor in Thätigkeit, der auf 

 einen Gummischlauch wirkt. Am Ende des letzteren befindet sich eine aufwärts 

 gebogene und in eine Capillare ausgezogene Glasröhre. Während ursprünglich 

 der Wasserstrahl aus der Capillare nur wenige Millimeter hoch spritzt, erreicht 

 er bei schneller Rotation des Haemomotors eine Höhe von mehreren Metern. 



