E. NicoLALDEs: Über die Anwendung der Stromühr u. s. w. 165 



Um hierüber Aufschluss zu erhalten, habe ich eine Reihe von Versuchen 

 angestellt, bei deren Ausführung ich im Wesentlichen die Rathschläge be- 

 folgte, welche in der Abhandlung vonDogiel^ vorgeschrieben sind; nur in 

 soweit bin ich von denselben abgewichen, als sie durch die veränderten 

 Umstände bedingt wurden. 



Da mit der Einverleibung des Peptons auf die Fortdauer der früheren 

 Stromstärke nicht mehr gerechnet werden kann, so tritt die Rücksicht 

 in den Hintergrund, durch die Einsetzung der Stromuhr die Dimensionen 

 der benutzten Arterie möglichst wenig zu ändern; man kann jetzt, wo es 

 sich nur um relative Werthe handelt, den Verbindungsstücken zwischen der 

 Arterie und den Kugeln eine Gestalt geben, die den Einsatz der Canülen 

 erleichtert und die Sicherheit der Stellung des Instrumentes vermehrt. — 

 Eine andere Abweichung von dem früher geübten Verfahren bezieht 

 sich auf die Füllung einer der beiden Kugeln mit Blut. Weil nach 

 der Einspritzung des Peptons jeder Hautschnitt sehr schwer stillbare 

 Blutungen veranlasst, so müssen vor der Einführung des die Grerinnung 

 hemmenden Mittels die beiden Canülen eingebunden und das zu jeder der- 

 selben führende Arterienende vorläufig unterbunden werden. Nach dieser 

 Vorbereitung wird die nöthige Menge Peptons — • 3 ^™ auf 1 Kilo des Thieres 

 — in 0-5procentiger Na Cl-Lösung durch die Vena jugularis eingespritzt 

 und dann der drehbare Kugelapparat noch vollkommen leer in die Canülen 

 eingesteckt, wobei das senkrechte Röhrchen offen bleibt, welches am höchsten 

 Punkt des Apparates den Binnenraum desselben mit der Luft in Verbindung 

 setzt. Stehen die Kugeln fest, so öffnet man vorsichtig die Ligatur am 

 centralen Stumpf des Gefässes, damit sich die in ihm befestigte Canüle bis 

 zum Beginn der zugehörigen Kugel mit Blut füllt. Ist dieses erreicht, so 

 wird die Ligatur wieder geschlossen und nun mit einer gekrümmten Pi- 

 pette, deren Spitze durch das obere senkrechte Röhrchen bis in den Hohl- 

 raum der central gelegenen Kugel reicht, diese letztere mit Oel gefüllt. 

 Ist auch dieses vollbracht, so öffnet man nun die Ligatur des peripheren 

 Arterienstumpfes, damit sich aus ihm die andere der beiden Kugeln mit Blut 

 erfüllt. Hat das Blut alle Luftblasen aus dem Hohlraum der Kugeln ver- 

 drängt, so wird das senkrechte Röhrchen verschlossen und der Versuch 

 kann nach Eröffnung der central gelegenen Ligatur beginnen. 



Ob und wie die Stromstärke durch eine willkürliche Aenderung des 

 bisherigen Zustandes beeinflusst worden sei, wird sich nur aus der Ver- 

 gleichung mit dem gesetzlichen Verlaufe der Strömung erschliessen lassen, 

 welche vor dem künstlichen Eingriff innegehalten wurde. Durch die Be- 



^ Arbeiten des physiologischen Instituts zu Leipzig. 1867. — Berichte der Gesell- 

 schaft der Wissenschaften zu Leipzig. 1867. 



