Die Pülscürve. 195 



Nach diesen Veränderungen blieb von dem ganzen Circulationssystem 

 zuletzt nur die Pumpe und das aus zwei Rohren bestehende arterielle System 

 übrig, der Abfluss erfolgte Anfangs noch in die Flasche, später in ein tiefer 

 stehendes Gefäss. 



Von den beiden Rohren des arteriellen Systems war das erste I, welches 

 sich an die Pumpe anschloss, ein weiches Rohr von schwarzem Kautschuk 

 mit dem hebten Durchmesser von 7 ™™ und einer Wandstärke von 2 '^'^, und 

 besass eine Länge von 2 • 4 Meter. Mit ihm durch ein kurzes Glasröhrchen 

 verbunden war das engere Rohr II, ebenfalls von schwarzem Kautschuk, 

 4 «1™ weit bei 1 «^^ Wanddicke , und 2 • 4 Meter lang. Die Elasticität der 

 Rohre wurde durch die Grösse der Verlängerung ermittelt, wenn man an 

 ein Stück von bestimmter Länge ein Gewicht von ^/^ oder 1 Kgrm anhängte. 

 Für das weite Rohr war diese Bestimmung sicherer, als für die engeren, 

 deren Wanddicke nicht überall ganz gleich war, so dass die Bestimmung 

 an verschiedenen Stellen verschiedene Ergebnisse hatte. Der Elasticitäts- 



coefficient, -, wurde dann nach der in Wüllner's Physik 1872. I. 170 



gegebenen Formel berechnet; er giebt in der Einheit des Kilogrammes das 

 Gewicht an, welches nöthig wäre, um einen Kautschukstreifen von der 

 Elasticität des Rohres, von 1 Meter Länge und 1 □ ™°a Querschuitt, auf das 

 Doppelte seiner Länge auszudehnen. Der Elasticitätscoefficient für das weite 

 Rohr I war 0-071 oder 71"'''", der Coefficient für das Rohr II und an- 

 dere diesem gleichartige Rohre schwankte in mehreren Bestimmungen um 

 das Mittel von 0-060, die Elasticität der beiden Rohre war also nicht 

 wesentlich verschieden. Die Rohre, welche Landoisbei seinen Bestimmungen 

 über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit benützt hatte, ^ besassen auf dieselbe 

 Weise berechnet, die Elasticitätscoefficienten von 0-095 und 0-050. 



Die Gewichte, welche zur Darstellung von Curven bestimmter Form 

 und Grösse dienten, waren nicht immer die gleichen, weil nach kurzer Zeit 

 schon die Reibung des Kolbens sich änderte. Es wurden deshalb die 

 Figuren, welche zur Darstellung bestimmter Eigenschaften der Curven dienten, 

 jedesmal nach einander ohne Unterbrechung gemacht, um den gleichen 

 Maassstab für die Stosskraft nicht zu verlieren. Für jede neue Versuchs- 

 reihe wurde die Pumpe frisch gereinigt und geölt. 



Um während der Versuche die Spannung in den Rohren beurtheilen 

 zu können, waren an passenden Stellen Manometer angebracht. Die Spannung 

 konnte in dem geschlossenen Systeme durch stärkere oder geringere AnfüUung 

 mit Wasser geregelt werden, bei freiem Abfluss geschah dies durch Er- 

 höhung oder Senkung der Ausflussmündung des Rohres IL 



1 A. a. 0. S. 308. 



13^ 



