Übee den Eineluss dee tetanisieekden Ieeitamente u. s. w. 239 



sie dann wieder dauernd zu schliessen. Hierbei empfing der Muskel einen 

 einzelnen Reiz, dessen Wirkung auf der Trommel verzeichnet wurde. War 

 nun die Wirkung eines Inductionsschlags bei verschiedener Umdrehungsge- 

 schwindigkeit des Unterbrechungsrades verschieden , so konnte sie durch 

 passendes Verschieben der secundären Rolle gleich gross gemacht werden; 

 es war auf diese Weise mit hinlänglicher Genauigkeit möglich, die Einzel- 

 zuckungen in Versuchen mit verschiedener Frequenz gleich gross zu machen. 



Später wurde letz- 

 teres leichter und siche- 

 rer dadurch bewirkt, 

 dass bei Erequenzver- 

 suchen der Gang des 

 Apparates überhaupt 

 nicht verändert, son- 

 dern der Wechsel der 

 Frequenz dadurch be- 

 werkstelligt wurde, 

 dass, während das Rad 

 mit derselben Ge- 

 schwindigkeit rotirte, 

 plötzlich die Wirkung 

 einer gewissen Anzahl 

 von Zähnen gänzhch 

 vom Muskel abgeblen- 

 det wurde, wodurch die 

 Frequenz sich ent- 

 sprechend verringerte. 

 Ebenso konnte durch 

 Aufhebung der Abbien- 

 dung die Frequenz ver- 

 grössert werden. Bei 

 unserem Apparat war 

 die Einrichtung so 

 getroffen , dass drei- 

 viertel der Zähne mit 



einem Schlage gänzhch abgeblendet werden konnten und somit nur jeder 

 vierte Zahn zur Wirkung kam, ohne die geringste Aenderung des einzelnen 

 Reizes. 



Zum Schlüsse sei nur bemerkt, dass der so construirte Apparat, fast 

 immer Tetani von völligster Gleichmässigkeit lieferte, was die weiter unten 

 folgenden Abbildungen der Originalcurven zeigen. 



Fig. 1. 



Ä Strombrecheracl; a dazu gehörende Plattinplatte ; 

 5 Abblenderad ; /; dazu gehörende Platinplatte; C primäre 

 Inductionsrolle; D secundäre Inductionsrolle ; ^ Element; 

 M Muskel; x Axe des Hebels; y Gewicht; 1 rotirender 

 Cylinder. 



Die metallene Nebenschliessung zum Muskel ist durch 

 markirt. 



