Übee den Einelüss dee, tetanisieenden Ieeitamente u. s. w. 281 



Zweiter Anhang. 



Beschreibung des gebrauchten Apparates. (S. Taf. VI.) 



Das Werkzeug, dessen ich mich bediente, hatte verschiedene Aufgaben 

 zu erfüllen. 



1) Ein constanter, galvanischer Strom, in dessen Kreis die primäre 

 Rolle des Schlitteninductoriums von daBois-Reymond eingeschaltet war, 

 sollte wechselnd in der Art geschlossen und geöffnet werden, dass der zeit- 

 hche Verlauf, die Innigkeit und die Dauer der Schliessung und ebenso die 

 der Oeffnung jedesmal in genau derselben Weise stattfand, so oft sich die- 

 selbe auch wiederholen mochte, und nicht minder sollte die Zeit, welche 

 zwischen zwei aufeinander folgenden Schliessungen verstrich, stets gleiche 

 Dauer besitzen. Gelöst wurden die Aufgaben dadurch, dass ein Pol der 

 Kette in eine isolirte Kreisscheibe mündete, die auf ihrer Stirnseite in genau 

 gleichen Abständen 36 Platinstiftchen' trug. Wurde die Scheibe gedreht, 

 so berührten ihre Stifte der Reihe nach ein federndes, auf isolirender 

 G-rundlage befestigtes Platinblech, das mit dem zweiten Pole der Kette in 

 leitender Verbindung stand — siehe Taf. VI, Fig. 1, die Scheibe // und 

 die federnde Platinplatte I in der Aufsicht. Die über den Rand der 

 Scheibe H hervorragenden Stiftchen besassen sämmtlich denselben Durch- 

 messer und lagen mifc ihren freien Enden iu einer Kreislinie. Die Platin- 

 feder /, deren Lage und Excursion durch eine stützende Schraube gesichert 

 war, beantwortete den auf sie geübten Druck mit einer sanften, von Eigen- 

 schwingungen freien Bewegung. — Die Scheibe und das federnde Plättchen 

 waren in einen geräumigen, mit 95procentigem Alkohol gefüllten Kasten 

 versenkt, so dass mit der Lösung der metallischen Berührung der constante 

 Strom geöffnet und die Reinheit der Platinflächen gesichert war. Fig. 2. M. 

 — Die Drehung der Scheibe besorgte ein starkes, von G-ewichten getriebenes 

 Uhrwerk. Fig. 2. A B. 



Obwohl die Leistungen desTiegel'schen CapiUarcontactes sehr zufrieden- 

 stellend ausfallen können, so habe ich doch seinen Gebrauch aufgegeben, 

 nachdem sich gezeigt hatte, dass mit dem oben beschriebenen Verfahren 

 durch welches sich die Zeitfolge der Reize bequem und weitgreifend ändern 

 lässt , sich auch der andere Vortheil verbindet, dass die durch sie erzeugten 

 Tetani aller Grade mit unfehlbarer Sicherheit glatt und ohne jeghche 

 Schwankung ablaufen. Wie alle feineren Apparate bedarf auch der unseiu 

 einer sorgfältigen Behandlung und Aufsicht. 



2) Soll die secundäre Rolle des Inductoriums wiederkehrende Reize 

 von unveränderücher Leistung liefern, so müssen auf das lebendige Präparat 

 entweder nur Schliessungs- oder nur Oeffnungsströme einwirken. Wodurch 



