296 M. W. AF Schulten: 



Loch des Reflectors gegen denselben schaut. Wenn man eine andere Stelle 

 des Augenhintergmndes zu untersuchen wünscht, wird, die Stellung des 

 Thierauges ein wenig verändert, worauf von neuem eine scharte Einstellung 

 vorgenommen wird. 



Mit den Vergrösserungen, die ich benutzt habe, entstehen sehr klare 

 und scharfe Bilder der Nervenausstrahlung, der Papille, der Retina und 

 bei Albinos der Chorioidalgefässe, endlich des Pigmentepithels beim massig 

 pigmentirten Choriuidea als schwarze Punkte. Ganz wesentlich ist natürlich, 

 wie schon hervorgehoben, dass das beobachtete Äuge vollkommen klar ist. 

 In günstigen Fällen habe ich vielmals den Blutstrom in den Venen der 

 Chorioidea und Retina und das Capillarnetz im Umfange der Papille ge- 

 sehen. Bei längerer Beobachtung trocknet die stets freiliegende Cornea ein, 

 wogegen die Befeuchtung mit einer V2 *'/o Kochsalzlösung Hülfe leistet. Das 

 in Tafel YII gegebene Bild von der Papille eines schwarzen Kaninchens 

 nach der Natur gezeichnet, bei Anwendung eines Spiegels von 25 """ Brenn- 

 weite, giebt eine Vorstellung von der Leistung des Apparates. 



Für das hypermetropische Auge des Frosches wird eine beträchtliche 

 Vergrösserung erreicht, schon mit Spiegeln von 25"™ Brennweite. Der 

 Gang der Blutkörper durch die Capillaren der Hyaloidea kann beobachtet 

 werden. 



Es ist in vielen Fällen wünschenswerth einen Messapparat mit dem Spiegel 

 zu combiniren. Um relative Maasse der Weite der Gefässe, des Durch- 

 messers der Papille bei verschiedenen Eingriffen za gewinnen, ist es nur 

 nöthig ein Glas- oder Schraubenmikrometer dem Luftbilde so nahe wie 

 möglich aufzustellen und im weiteren Gange des Versuches alle Entfernungen 

 unverändert zu halten; beim Kanichen ist kaum nöthig die Accommodation 

 durch Atropin aufzuheben, weil auch sonst Aecommodationsbewegungen von 

 ihnen selten gemacht werden. In dieser Weise habe ich bei vielen Experi- 

 menten Messungen ausgeführt. Absolute Maasse wären natürhch nur durch 

 eine genaue Kenntniss der Constanten des betreffenden Auges zu erreichen 

 möglich. 



Die ophthalmoskopischen Bilder photographisch ^ zu reproduciren, wäre 

 natürlich auch sehr werthvolL Man niüsste dann die Beleuchtung durch 

 Sonnenlicht oder elektrisches Licht gewinnen und um nicht die Aufstellung 

 des photogTaphischen Apparates zu hindern, müsste eine dm-chsichtige Glas- 



1 Siehe Eosebrugh, TIw Ophthalmie Review. 1869. Vol. I. p. 119. Citirt in 

 Graefe-Sämiscb, Eandbuch der Äucfcnheilkunde. III. S. 145. Auch in Bezug auf 

 die Beleuchtung: Engelhardt, üeber eine neue Form des Augenspiegels. München 



1878. 



