bei 



bei 



rotirendem 



ruhendem Confcact. 



108 



109 



100 



104 



76 



127 



ZuE Feage nach dee Natue dee Anfangszucküng, 365 



Ablenkung in Scalentheilen 



Bemerkungeü. 



Die Spitzen des Bügels tauchen tief ein, es 

 wird viel Quecksilber abgeschleudert. 

 Bei Ruhestellung zeigt sich der äussere 

 Quecksilberring circa 5 ^'^ lang unterbrochen. 

 Die Lücke wird durch frisches Quecksilber 

 ausgefüllt. 



127 127 Die Spitzen werden flach gestellt. 



116 127 Die Spitzen werden tiefer eingetaucht. 



127 nicht nochmals ge- 

 messen. 



Die Rotation an sich thut also der Leitung keinen Schaden, die Diffe- 

 renz ^°^/io4, in der zweiten Zeile rührt jedenfalls schon von den Unter- 

 brechungen in der Leitung her, die sich bei der nächsten Messung so 

 deutlich zeigten. Auch die vorletzte Messung ^^7i27 ^^ig"^ ^^^ Ausfall für 

 das rotirende Rheotom wohl deshalb, weil die flach stehenden Spitzen des 

 Bügels die unter ihnen weglaufenden Wellenthäler im Quecksilberringe 

 überspringen. 



Zur Bestimmung eines etwaigen Contactwiderstandes in Folge des 

 Contactwechsels zwischen Bügel und Quecksilber, Bügel und Luft vergleicht 

 man ebenfalls die vom rotirenden und ruhenden Rheotom erhaltenen Ab- 

 lenkungen mit einander, indem man beide Male durch die Contactnäpfe und 

 den Bügel zur Bussole ableitet. Da nach du Bois-Reymond sich für die 

 Ableitung durch den Bügel während der Rotation ein durch die Induction in 

 den Windungen der Bussole gesetztes Ablenkungsdeficit ergiebt, muss man 

 für diesmal den Bussoltheü des Stromes nur durch einen einfachen, vor 

 dem Nadelpaar ausgespannten Draht durchleiten, um die Inductionswirkung 

 zu vermeiden. Ich benutzte hierzu einen etwa 75*'°' langen Kupferdraht, 

 welcher, durch Reissbrettnägel kreisförmig auf einem Brettchen aufgespannt, 

 die Kreisebene parallel dem astatischen Nadelpaar von diesem etwa 3 Deci- 

 meter entfernt und hinter ihm aufgestellt wurde. Man muss dann schon einen 

 kräftigeren Zweigstrom aus dem Rheochord zum Bussoldraht schicken, da 

 sonst die Ablenkungen, namentlich bei der Rotation zu klein ausfallen. 



Der Contactwinkel wird bestimmt, indem durch den Reizschieber, die 

 an ihn anschlagende Klinge, Quecksilbernäpfe und Bügel zugleich bei roti- 

 rendem Rheotom zur Bussole abgeleitet wird. Da jetzt die Schhessungs- 

 zeit aufs äusserste reducirt wird, muss man wieder die Bussolrolle zur 

 Durchleitung benutzen, und es ist deshalb vor der Bussole eine Wippe 



